— 345 — 

 riveniva oscillando alla posizione primitiva. Da quanto precede poi s' intende fa- 

 cilmente qual era l' andamento generale delle operazioni. Disposto 1' ago dell' elet- 

 trometro con l' appendice s proporzionata allo spazio esistente fra i poli della ca- 

 lamita, si sperimentava dapprima senza quest' ultima , per determinare la durata 

 dell' oscillazione libera dell' ago. Poi messa a posto la calamita e regolata la posi- 

 zione dell' appendice, in guisa che venisse a trovarsi giusto in mezzo fra i due 

 poli e convenientemente orientata (il che si ottiene facilmente movendo la platina 

 di vetro su cui riposa l' elettrometro), si faceva una serie di osservazioni coli' ap- 

 pendice a diverse altezze, e per ciascun' altezza con diverse cariche dell' ago cioè 

 con diversa ampiezza delle deviazioni; notando volta a volta la durata e le suc- 

 cessive ampiezze delle oscillazioni . 



L' aria nell' interno dell' apparecchio era mantenuta secca mediante dell' acido 

 solforico. I settori dell' elettrometro erano caricati permanentemente in modo sim- 

 metrico a mezzo di una pila di 100 elementi di Volta divisi in due gruppi, come 

 dissi di sopra. L' ago poi veniva caricato ponendolo in comunicazione con un polo 

 di una pila di uno o due elementi Danieli di cui V altro polo comunicava colla 

 terra ; oppure prendendo una derivazione sopra un filo di platino che chiudeva il 

 circuito di una olla di ouattro elemeut 1 Danieli e mettendo uno dei ounti di 

 derivazione in comunicazione con 1' ago e 1' altro con la terra : la quale ultima 

 disposizione permetteva di graduare a piacere la carica variando 1' intervallo di 

 derivazione, onde si aveva anche il mezzo di controllare 1' esattezza delle indica- 

 zioni dell' elettrometro. Del resto si procedeva con le solite norme e cautele occor- 

 renti nelle esperienze elettrometriche. Avendo inoltre osservato che la temperatura 

 esercitava un' influenza non trascurabile sul grado di smorzamento, si aveva cura 

 cha tutte le esperienze da paragonarsi fra di loro avessero luogo possibilmente ad 

 una stessa temperatura. 



Ho fatto in tal modo molte serie di esperienze con diversi aghi e fili di sos- 

 pensione e mutando la calamita e 1' appendice s ; e ho raccolto così un abbon- 

 dante materiale di osservazione. Ma per lo scopo presente che è principalmente 

 quello di mostrare la pratica applicabilità di questo metodo di smorzamento agli 

 elettrometri, mi basterà di riportarne qui solo alcune. In tutte queste mi son servito 

 di una medesima calamita della forma indicata dalla figura , solo rinforzandola 

 talvolta con 1' aggiungervi a fianco due calamite più piccole le cui branche ter- 

 minavano al di sotto dello spazio in cui veniva a trovarsi il freno s . Mi servirò, 

 per distinguere, dei nomi di calamita semplice e calamita rinforzata. La calamita 

 semplice era del peso di 1 chil. e della forza portativa di circa 5 chil., e la ca- 

 lamita rinforzata veniva ad avere un peso di 1,8 chil. ed una forza portativa di 

 circa 8 chil. Il campo è rappresentato dallo spazio compreso fra le branche w, w, 

 le cui facce polari piane, parallele e verticali costituiscono due rettangoli uguali 

 col lato mau-o-iore (verticale) di 35 mm. ed il lato minore di 6 mm. Quest' ultimo 

 misura lo spessore delle branche nelle estremità affacciate, dove esse sono alquanto 

 tomo vili. 44 



