— 355 — 

 elettrometro : al quale uopo non fo altro che sostituire alle parti che si trovano 

 nello scompartimento C, corrispondente alla porzione mobile della cassa, un si- 

 stema analogo a quello che costituisce la parte inferiore dell' apparecchio di 

 studio. 



Io mi sono valso per comodità della sospensione unifilare ; ma il metodo può 

 applicarsi ugualmente al caso della sospensione bifilare, anche conservando le co- 

 municazioni dal basso a mezzo dell' acido solforico. Basterà che il prolungamento 

 inferiore dell' ago sia formato di un filo di platino ricoperto per un certo tratto 

 da un tubo di vetro, il quale passi attraverso 1' appendice s in direzione assiale, 

 e la punta del filo vada ad immergersi verticalmente nell' acido solforico. Sop- 

 pressa la lami netta di platino che si muove in seno al liquido, spariranno almeno 

 in gran parte gì' inconvenienti dovuti all' effetto della viscosità sul movimento 

 dell' ago. 



Ma la qualità più importante di questo metodo si è quella di permettere di 

 regolare a piacere il grado di smorzamento. Questo può farsi sia alzando od ab- 

 bassando l'appendice, come nel mio apparecchio di studio, sia facendo mobili le 

 estremila polari che limitano il campo magnetico, in guisa che la loro distanza 

 possa regolarsi mediante un movimento micrometrico ; con che si otterrà di poter 

 allargare e ristringere il campo magnetico e così graduarne 1' intensità, 



3* 



