SOPRA ALCUNE MODIFICAZIONI 



MOLINELLO IDROTACHIETRICO A VOLANTE DI ROBINSON 



untoti 



del Prof. CESARE RAZZABONI 



(Letta nella Sessione 15 Gennaio 1888). 



Nella adunanza tenutasi il 9 Gennaio 1879 presentai a questa R. Accademia 

 delle Scienze un mio reometro per la misura delle acque correnti. Questo tachi- 

 metro di cui 1' organo principale è un molinello simile a quello proposto da 

 Robinson ed introdotto in seguito nella meteorologia consta di 4 o 6 emisferi cavi 

 colla concavità rivolta dalla medesima parte, e coi centri tutti disposti uniforme- 

 mente sul piano e sulla circonferenza di un circolo perpendicolare ad un asse 

 passante per il suo centro e collegato per mezzo di apposite asticelle a ciascuno 

 degli emisferi. Lo scopo principale per cui si adottò consimile disposizione e si 

 compose lo strumento fu : 



1.° di avere con esso entro certi limiti il coefficiente di taramento costante; 



2." di potere col medesimo misurare la velocità dell' acqua con un volante 

 orizzontale e di piccola altezza in senso verticale ; 



3.° di potere misurare la velocità nei diversi punti di una verticale senza 

 levare ad ogni misura lo strumento dall' acqua. 



Per ottenere effettivamente tale velocità in questo primo modello applicai due 

 contatori dei giri, l'uno meccanico e l'altro elettrico, e ciò per valermi secondo 

 le opportunità ora dell' uno ed ora dell' altro. La forinola empirica dello strumento 

 appropriata a misure di velocità qualora si chiami : 



ci il diametro del molinello misurato fra i centri di due emisferi opposti 



t la durata dell' esperienza 



n il numero dei giri del molinello nel tempo t 



V la velocità della corrente nel punto dove agisce il molinello 



v la velocità del molinello per il medesimo tempo 



v 

 a il rapporto — 



