— 598 — 

 la proposi analoga a quella di Woltmann la quale accomodata al caso presente 

 diviene 



(1) V=andj. 



Giusta esperienze in acqua corrente a piccola e grande velocità mi parve che 

 i risultamene non si discostassero molto in quanto ad a da quello stesso valore 

 medio già accettato in meteorologia, e quindi di porre a = 3 . Dietro ciò essendo 

 per il molinello a 6 emisferi d=:0 m ,21 la precedente (1) si convertirà nella 



(2) V— 2,0791 4- 



Ciò premesso nel proseguire con nuove esperienze e misure il maneggio e 

 1' uso del reometro si manifestarono parecchi inconvenienti , tra i quali i princi- 

 pali furono : 



1.° di ottenere variazioni diseguali nelle velocità dovute al peso dell' asta 

 portante il molinello ed all' attrito troppo sensibile del primo ; 



2.° di essersi manifestate analoghe variazioni dovute all' urto dell' acqua 

 contro la medesima asta ; 



3.° di essere soverchia la complicazione formata dai due contatori annessi 

 al reometro. 



È per rimuovere od almeno diminuire consimili difficoltà che ho pensato di 

 semplificare il reometro secondo che è indicato nelT esemplare che presento, co- 

 struito nell' Officina di questa Scuola per gì' Ingegneri , e di cui il tipo è quale 

 risulta dalla tavola annessa. In questa la Fig. l a rappresenta 1' apparecchio com- 

 pleto, ed in essa QQ' indica un albero di sezione triangolare equilatera destinato 

 a portare la forchetta FF'F", alle estremità delle di cui branche è imperniato 

 1' albero DD' del molinello VV indicato in proiezione orizzontale e verticale nelle 

 Fig. l a e 2 a ; la forchetta col molinello è saldata al corsoio L, il quale può libe- 

 ramente scorrere lungo 1' albero QQ' ; in A il corsoio è fermato ad un' asta me- 

 tallica cilindrica parallela all' asse di QQ' ; tale asta nella parte superiore attraversa 

 un altro corsoio L' e da questo a volontà di chi sperimenta resta vincolata o 

 svincolata [adoprando opportunamente la vite di pressione C", mentre tutto il 

 sistema e lo stesso corsoio L' : maneggiando convenientemente 1' altra vite di pres- 

 sione C, può essere fermato contro 1' albero QQ' in modo che il molinello arrivi 

 e si fermi in qualunque punto della verticale dove l'albero medesimo QQ' è collocato. 



Dietro questa descrizione ne segue che onde il molinello col piano dei centri 

 degli emisferi sia disposto orizzontalmente 1' albero QQ' deve essere tenuto verti- 

 cale, e perchè 1' alterazione della cori-ente prodotta da tutti gli elementi dell' ap- 

 parecchio non si porti sul molinello, questo deve essere rivolto in a-monte, e quindi 

 col timone in a-valle. Siccome poi gli emisferi rivolgono la loro concavità dalla 

 medesima parte, così sotto 1' azione della corrente mentre uno di essi verrà urtato 



