— 599 — 

 p. e. nella parte concava, quello diametralmente opposto lo sarà nel convesso, 

 percui il primo urto essendo maggiore del secondo, il volante concepirà un moto 

 di rotazione intorno a DD' , che diverrà ben presto uniforme, se tale sarà pure 

 la velocità con cui sarà urtato dalla corrente. Per misurare la velocità del volante 

 in tale stato di uniformità basterà conoscere il numero dei giri fatti dal molinello 

 in un determinato tempo ; a tale fine mi prevalgo di un contatore elettrico nel 

 modo che segue. 



L' albero DD' del molinello mentre nella parte inferiore poggia sopi-a di un 

 pernio D collocato nella estremità inferiore F' della forchetta, nella parte supe- 

 riore D' penetra a dolce sfregamento nello spessore dell' altra estremità F" della 

 medesima forchetta, dove è praticato un incavo entro cui agisce un interruttore 

 elettrico /, giusta quanto si rileva nella Fig. 3 a dimostrante in pianta ed in se- 

 zione il modo secondo cui tale interruttore è applicato. L' azione di questo è rego- 

 lata dal disco / metallico, interrotto nella circonferenza da un segmento isolante 

 di ebanite, ed applicato in quella parte dell' albero DD' che è contenuta dentro 

 la cavità J; la molla M fermata sopra un pezzo EE di ebanite, preme nella sua 

 estremità H contro il disco J, cosicché ad ogni giro del molinello si può aprire 

 e chiudere una corrente elettrica m m l m"m m m"m Y m vl prodotta dalla pila P e pas- 

 sante attraverso alla soneria S. In tale guisa ad ogni tocco del campanello cor- 

 risponderà un giro del molinello VV '. 



Da questa descrizione appare che il nuovo reometro avendo acquistata molta 

 solidità, grande facilità di maneggio, ed altrettanta semplicità, ed avendo perduto 

 o diminuito parecchio delli difetti che davano luogo a resistenze sensibili e varia- 

 bili deve nelli suoi effetti apparire molto più regolare. Ciò infatti si è verificato 

 in varie esperienze e misure eseguite per effettuarne il taramento in acqua stagnante 

 dentro un canale dell' orto agrario dal Sig. Ing. Francesco Masi, Assistente in 

 questa R. Scuola per gli Ingegneri. La velocità V colla quale si faceva muovere 

 tutto l'apparecchio nell' acqua, variò con molta regolarità da 2 m ,500 a m ,269, ed il 

 coefficiente di taramento a da 2,977 a 3,402 con una media di oc =3,0885. 



Confrontando questo risultato con quello che ottenni mediante le esperienze 

 consegnate nella nota che presentai all' Accademia nel 1879, nelle quali mi risultò 

 una media per a = 3,0555 si può concludere in via ordinaria che per risultato 

 medio di tutte le misure fin qui fatte col molinello a 6 emisferi, si può assegnare 

 ad a il valore 3 in uso presso i meteorologisti , e quindi ritenere come forinola 

 dello strumento la suindicata 



(2) V— 2,0791 ^ • 



Questa quasi uguaglianza di risultamene delle mie esperienze del Ì879edelle 

 recenti dell' Ing. Masi merita di essere tanto più osservata in quanto che dessa si 

 è manifestata non solo nel valor medio di a ma ancora in valori parziali di ve- 

 locità pressoché identiche ; coincidenza che accresce tanto più la fiducia nelle 



