— 761 — 

 però il dubbio che le derivazioni dovute ad imperfetto isolamento, benché non 

 sieno la causa del fenomeno osservato, possano tuttavia influire sul valore della 

 forza elettromotrice della coppia che si studia. Se dunque non si vuol escludere 

 a priori la possibilità delle dette derivazioni, bisogna adottare per la misura 

 della f. e. un metodo che conduca a risultati esatti, ad onta delle derivazioni 

 ipotetiche rappresentate da tutti gli isolatori. 



Il metodo seguente soddisfa, almeno teoricamente, alle volute condizioni. 



Una coppia Danieli isolata e { (Fig. 5 a ) ha il suo circuito chiuso per mezzo 

 di un filo di platino AB, teso fra sostegni isolanti, di un reostata a chiavette CD, 

 e di fili di rame Te 1 A . Un puuto T del circuito, preso in vicinanza del polo -f- , 

 è tenuto in comunicazione col suolo. Per ciò nel tratto ACDT si avranno poten- 

 ziali negativi. 



Il punto A prossimo al polo — , è messo in comunicazione colla lastra di 

 zinco Z della coppia a liquido semicoibente e„ , mentre la lastra di rame B della 

 medesima comunica coli' elettrometro E . Variando la posizione del punto C sul 

 filo AB, come pure la resistenza del reostata CD, si giunge facilmente a rendere 

 nulla la deviazione dell' elettrometro ,. coli' avvertenza però di aspettare, prima di 

 osservare, un tempo sufficiente , onde i potenziali sieno di certo divenuti perma- 

 nenti. 



Se la coppia e s fosse isolata in modo assolutamente perfetto, la sua forza 

 elettromotrice sarebbe numericamente eguale alla differenza di potenziale fra i 

 punti A e T del circuito della Danieli, ed il metodo di misura si ridurrebbe ad 

 uno ben noto. 



Ma supposto imperfetto l'isolamento, e cioè supposto che le lastre Z, B, co- 

 munichino fra loro e col suolo per mezzo dei loro sostegni, e che lungo il filo 

 di comunicazione coli' elettrometro siavi qualche isolatore che funziona in modo 

 imperfetto, bisognerà fare diversamente, e cioè, dato alla resistenza ACDT quel 

 valore che fa rimanere a zero 1' elettrometro E, si stabilirà una comunicazione 

 metallica fra Z ed B . L' elettrometro devierà in senso negativo, e la deviazione 

 misurerà precisamente la forza elettromotrice di e s , qualunque sia la resistenza 

 interna di questa coppia, purché sia soddisfatta una certa condizione, che stabili- 

 remo fra poco, relativamente alle derivazioni supposte. 



Sia FHG (Fig. 5 a ) la comunicazione fra le due lastre della coppia per mezzo 

 del loro sostegno , HT quella del sostegno col suolo , LT la derivazione dovuta 

 all' imperfetto isolamento del filo di comunicazione coli' elettrometro. 11 vaso della 

 coppia lo supporremo perfettamente isolato, oppure supporremo che riposi sopra 

 una lastra di rame, sorretta da un isolatore e comunicante con B , in modo che 

 altre derivazioni non abbiano luogo oltre le supposte. 



Sia e, la f. e. della Danieli, e quella che si vuol misurare, r t la resistenza 

 fra A e .T , r s quella fra Fé G, r 3 fra A ed F, r 4 la ACDT, r s , r e , r 7 , r s le 

 altre indicate nella figura, cioè FH, HT , HG , GLT . Indichiamo con i l'intensità 

 tomo vili. 96 



