153 — 



aventi circa 1 1 e. di diametro, ed uno di tali diselli è collocato in .*•// sopra un anello 

 metallico, posto sul vetro AB e comunicante col suolo. 



Non appena chiuso 1* apparecchio lo si riempie d' anidride carbonica aprendo i rubinetti 

 dei tubi q ed v, il secondo dei quali comunica con un gran recipiente F, e per via di questo 

 con una bomba li di anidride carbonica liquida, di cui si apre altresì il rubinetto di chiu- 

 sura. Il foro, pel quale l'anidride carbonica esce dal serbatoio B, deve essere esilissimo, 

 affinchè la corrente gassosa non sia troppo veemente. 



Si giudica della velocità di questa corrente dal gorgogliamento, che essa produce 

 neir acido solforico messo a questo scopo in un recipiente W, dal quale gas si versa 

 poi nelT atmosfera. 



È dunque neh' anidride carbonica che si produce la ionizzazione e non nell' aria, ciò 

 che assicura la regolarità dei risultati. Colf aria infatti si hanno a parità di condizioni 

 effetti variabili da una esperienza all' altra, mentre 1' anidride, presa sempre dallo stesso 

 serbatoio, mostra possedere nelle successive esperienze sempre la stessa conducibilità spon- 

 tanea. 



È di somma importanza per la regolarità dei risultati, che la corrente gassosa sia 

 abbastanza lenta, perchè la fogliolina d'oro non venga ad agitarsi. Ho riconosciuto infatti, 

 che T elettrometro a foglia d' oro ha in se una grave causa d' errore, alla quale non si 

 può sperare di porre riparo, che evitando alla fogliolina ogni brusco movimento, che possa 

 in qualche modo deformarla. Senza una tale precauzione accade facilmente che in esperienze 

 successive una stessa deviazione, valutata in base al posto occupato dall' estremità della 

 foglia, corrisponda a cariche differenti della foglia stessa. 



Per la medesima ragione, allorché si vuol aprire l'apparecchio per cambiare il disco, 

 occorre prima sostituire nuovamente con aria l' anidride carbonica, ciò che si ottiene 

 facendo giungere pel tubo p, il cui rubinetto sarà ora aperto, una lenta corrente d'aria, 

 che trascina il gas pel tubo q. Senza questa precauzione si avrebbero dei bruschi movimenti 

 della fogliolina neh' atto di togliere di posto il vetro AB. 



La fig. 3 mostra in pianta la maniera, nella quale si osserva la posizione della foglia 

 d' oro. 



A e il recipiente, E 1' elettrometro 5 una scala a millimetri orizzontale fortemente 

 illuminata posta a circa 3 me- 

 tri (3 m ,23) di distanza dall' e- 

 lettrometro, L una lente con- 

 vergente acromatica di circa 

 17 e. di distanza focale, che 

 forma in E un'immagine reale 

 della scala, M un microscopio (tolto dalla macchina da dividere), con cui si osserva in pari 

 tempo la foglia d'oro e l' imagine della scala. Si vede infatti nel campo di questo strumento 

 un' imagine della scala (fig. 4) e su questa l' imagine capovolta F dell' estremità della 

 foglia d'oro. Questa eslremità percorre, quando la deviazione lentamente diminuisce, un arco 

 AB nel senso della freccia, e questo arco taglia un certo numero di divisioni della scala. 



