— 154 — 



Nel mio apparecchio uno spostamento della foglia, che abbia in proiezione orizzontale 

 la lunghezza d'un millimetro, dà luogo ad uno spostamento di 17,2 divisioni della scala 



suH'imagine; e siccome si valutano facilmente ad occhio i 



Fig. 4 



decimi di divisione, così si vengono a rilevare degli sposta- 

 menti di ,_t- di millimetro. 

 1 le 



Occorre naturalmente sapere a qual valore del potenziale 

 dell* elettrometro corrisponda una data posizione della foglio- 

 lina rispetto alla scala. A questo scolio per ogni nuovo disco 

 messo nell'apparecchio si leggono le indicazioni d'un elet- 

 trometro idiostatico, messo in comunicazione colla Coglia 

 d"oro. Tale elettrometro comunica permanentemente col filo 

 caricatore t, e quindi col polo isolato della batteria di piccoli accumulatori che forniscono 

 la carica. Basta quindi lasciare il filo t in comunicazione colla foglia d'oro e leggere 

 tanto la posizione di questa sulla scala, che la deviazione dell' elettrometro. Questo confronto 

 viene fatto per due o tre posizioni della foglia d'oro, cioè per due o tre valori diversi del 

 potenziale, che si ottengono variando il numero di elementi della batteria. Per le posizioni 

 intermedie della foglia d'oro si calcolano i corrispondenti potenziali per interpolazione. 

 L'elettrometro idiostatico, la cui sensibilità si può variare entro limiti lontanissimi, è quello 

 che fu altra volta da me descritto (1). 



A rigore, quando nelle esperienze definitive il filo di carica t viene allontanato dal 

 conduttore portante la foglia d'oro, avviene una piccola variazione nella distribuzione 

 dell'elettricità nel conduttore stesso, cosicché ad una data posizione della foglia non corri- 

 sponde più esattamente quel potenziale, che venne indicato dall' elettrometro idiostatico. Ma 

 evidentemente il valore attribuito al potenziale del conduttore è proporzionale al valore 

 reale di questo, e l'errore, del resto piccolissimo, che così si commette, non muta i rapporti 

 numerici fra i risultati delle misure. 



In generale il potenziale dato al conduttore fu di 150 a 170 volta, valore più che 

 sufficiente, perchè la perdita di carica in un dato tempo riescisse indipendente dal poten- 

 ziale stesso. 



3. Messo a posto un disco metallico entro il recipiente e riempilo questo di anidride 

 carbonica, si cominciava col fare il già descritto confronto fra le indicazioni della foglia 

 d'oro e quelle dell'elettrometro, necessarie per esprimere in volta i potenziali della foglia 

 d'oro. Dopo ciò bisognava assicurarsi, che fossero cessati nella foglia d'oro certi piccoli 

 movimenti irregolari, probabilmente dovuti alla differenza di temperatura fra l'anidride 

 carbonica e le pareti del recipiente, che il grande serbatoio V serve ad attenuare. Infine 

 si caricava il conduttore portante la foglia d'oro, e si osservava la diminuzione di 



(1) V. queste Memorie, serie 5." t. IV p;ig. 99 (1894); Il X. Cimento, serie 3." t. 36, \><\g. ■,'."<:',. 



