— 146 — 



del diametro di 1 cm. Gli estremi dei tubi / sono chiusi con strati alternati di ma- 

 stice cementizio e ceralacca. Il pallone P è collocato nell'interno di una vasca V di 

 ferro contenente olio di vaselina sotto alla quale si trova un fornello a gas destinato 

 a riscaldare insieme all'olio, il gas contenuto nel pallone. 



Fi*. 1 



Il riscaldamento non superò mai la temperatura di 100" C, cosicché, data anche la 

 disposizione sperimentale più sopra descritta, non è da ritenersi che sensibilmente il 

 riscaldamento del vetro del [tallone potesse render questo conduttore, così da far sen- 

 tire un qualche effetto sul regime di scarica fra le sferette s distanti fra loro di 15 min. 



Un nuovo tipo di elettrometro per la misura di potenziali elevati. 



§ 3. Le misure del potenziale esplosivo furono fatte dapprima coir elettrometro per 

 alti potenziali del Righi. Senonchè, nel corso delle ricerche ritenni opportuno ricor- 

 rere ad altra maniera di effettuare tali misure. 



Difatti, per la misura delle differenze di potenziale di scarica, data la presunzione 

 di un effetto del calore sulla durata del periodo preparatorio, e data anzi la mia inten- 

 zione di ricercare un tale effetto, dovevo ricorrere ad un metodo che nel modo più 

 rigoroso mi rendesse sicuro di ottenere valori non influenzati dalla durata più o meno 

 grande della fase preparatoria. 



Soffo questo riguardo il classico metodo del bivio potrebbe dare le migliori garanzie, 

 ma chiunque lo abbia usato sa per esperienza che esso, per quanto comodo, non è tut- 

 tavia suscettibile di grande precisione. Fra altro difatti, quando una prima scintilla è 

 scoccata fra due conduttori, oltre che le superflci di questi si alterano, le successive 

 scintille, in conseguenza del fatto che trovano il gas meglio ionizzato, scoccano più 



