— 147 — 



facilmente. Per questo si trova sempre una distanza esplosiva più grande a far cessare 

 che non a stabilire la scarica fra due conduttori. 



Nei vari elettrometri per alti potenziali sin qui adoperati, il sistema mobile pre- 

 senta condizioni per le quali la sua inerzia può lasciare qualche dubbio sulla perfetta 

 corrispondenza fra il valore vero del potenziale e il valore risultante dalla misura. 

 L'apparecchio migliore, l'unico si può dire che raccolga l'unanime consentimento per 

 la misura dei potenziali esplosivi, è quello idiostatico del Righi. E da esso infatti 

 si può ottenere la desiderata misura rigorosa muovendo la macchina, elettrostatica con 

 opportuna lentezza. 



Ma la macchina da me usata, mossa con un motore trifase, veniva ad assumere 

 una velocità forse troppo grande rispetto a quella richiesta per il corretto uso del- 

 l'elettrometro Righi, e d'altro lato non mi era facile ottenere la richiesta riduzione 

 di. velocità. 



Pensai quindi a modificare il metodo elettrometrico. L' inerzia sarebbe stata trascu- 

 rabile in un elettroscopio a foglia metallica molto sottile, ma non potevo certo pen- 

 sare di usarlo nella disposizione usuale per gli alti potenziali ricorrenti nelle mie osser- 

 vazioni. 



Mi sembrò invece possibile utilizzare la deviazione di una foglia d'oro facente parte 

 dell'interno di un conduttore metallico non completamente chiuso; sistema del quale, 

 in modo analogo e come fece il Righi per il suo elettrometro idiostatico, avrei potuto 

 variare la sensibilità variando le dimensioni dell'apertura. 



Feci costruire quindi una scatola metallica a bordi arrotondati quale è rappresentata 

 in sezione orizzontale dalla fig. 2. Due pareti opposte 

 verticali erano munite di piccole finestre F ed F' cir- 

 colari prospicienti ; la parete orizzontale superiore era 

 attraversata da un piccolo tubo di metallo contro cui 

 poteva farsi ruotare e scorrere un cilindretto metallico 

 recante, come terminazione esterna, una sfera, e come ter- 

 minazione interna, una appendice di quelle solite usate 

 nell'elettroscopio a foglia d'oro e rappresentata in 0. Fio . 2 



Una delle pareti laterali più ampie era munita di 

 una finestra A che poteva chiudersi od aprirsi in varia misura mediante due sporici li 

 e C mobili a saracinesca sul piano della finestra medesima. Questi sportelli erano 

 formati con grossa lastra metallica che ne consentiva l'arrotondamento dei bordi al 

 fine di evitare dispersioni elettrostatiche. 



L'apparecchio (che la f\</. 3 rappresenta di prospetto) era poi fissato a vite sulla 

 ghiera metallica superiore di un isolatore di Mascari; e la ghiera metallica di questo 

 si utilizzava per la comunicazione dell'apparecchio col corpo di cui si voleva misurare 

 il potenziale. 



Dalla parte della finestra, e parallelamente a questa, era ad una certa distanza col- 

 locata una lastra metallica N messa in comunicazione col suolo. 



