— 149 — 



costituente l' elettrometro da me usato siamo di fronte ad una forma alla quale non 

 sembrano applicabili le conclusioni del Robin, ne d'altra parte sembrano molto facil- 

 mente adattabili considerazioni analitiche capaci in primo luogo di stabilire come varia, 

 per un potenziale determinato, la carica nell'interno, al variare dell'apertura. Non sarà 

 piuttosto impossibile ottenere dalla esperienza qualche utile conclusione in proposito, il 

 che sarà appunto oggetto di miei futuri tentativi sperimentali. 



D'altronde non è pel momento necessaria una teoria dell'apparecchio per renderne 

 utile l'uso, perchè fuori di dubbio rimangono le seguenti due verità che giustificano 

 e regolano l'uso medesimo: 



1°. Fissa una determinata apertura, la deviazione della foglia cresce col crescere 

 del potenziale. 



2° Fisso il potenziale, la deviazione cresce col crescere dell'apertura. 



La misura delle deviazioni della foglia avrebbe potuto farsi con un microscopio 

 munito di scala micrometrica oculare se non vi fosse stato il pericolo derivante air os- 

 servatore dall'elevato valore del potenziale al quale si portava l'apparecchio o per lo 

 meno la possibilità di una forte dispersione dall'elettrometro alla massa vicina del 

 microscopio. Mi parve utile usare il metodo seguente che ha dato ottimi risultati e 

 si è dimostrato assai comodo. 



Una scala millimetrata S, (fig. 4) convenientemente illuminata da una lampada M, 

 veniva proiettata mediante una lente convergente L nella regione ove si trovava la 



N 



TT 



A\ 



E 



L 



A 



li 



Fier. 4 



foglia F dell' elettroscopio. L'immagine della scala e insieme la foglia venivano osser- 

 vate mediante una lente convergente L' e contro alla parete oculare di questa era stata 

 fissata una ampia lastra di metallo munita di piccolo foro per la osservazione e posta 

 in comunicazione col suolo. 



§ 4. I due fili /' ed f erano messi in comunicazione colle armature di una batteria 

 di 24 bottiglie di Leida collegate a loro volta coi due conduttori di una macchina di 

 Holtz mossa con motore elettrico. Uno dei fili era anche messo in comunicazione colla 

 cassa dell'elettroscopio a foglia ora descritto, o coli' ago di un elettrometro per alti 

 potenziali del Righi. L'altro filo era anche messo in comunicazione colla vasca V, col 



