(15) 
distances des deux lèvres pour des ouvertures croissant 
de dix en dix degrés du limbe, dans l'étendue entière de 
la circonférence : les écarts qu'il a observés se sont élévés 
au maximum à + de millimètre, les branches ayant à peu 
près quarante-quatre centimètres de longueur. Ces écarts 
sont assez petits pour pouvoir être négligés dans les ap- 
préciations auxquelles le compas est destiné. Au surplus 
les écarts observés se sont trouvés distribués sans ordre 
sur plusieurs points de l'échelle , de sorte qu'ils ne doivent 
pas être attribués uniquement à la violation des règles 
mentionnées plus haut, mais doivent provenir aussi d'au- 
tres chefs qui, dans le compas proposé, peuvent être des 
sources d’inexactitude. Telle est la denture taillée à la cir- 
conférence du limbe, dont l’espacement peut n'être pas 
égal, ce dont nous ne nous sommes pas assurés. L'inter- 
position de quelque corps étranger peut altérer l’égale dis- 
tribution. L'avantage qu'il y aurait à pouvoir apprécier des 
fractions de degré, et peut-être aussi la facilité plus grande 
dans la manœuvre de l'instrument, pourrait faire préférer 
à la denture à cliquet du limbe, qui ne permet d'arrêter 
qu'aux degrés entiers, une division en degrés avec appli- 
cation d'un vernier, d'une pince et d’une vis pour conduire 
dans les mouvements lents; ou bien une vis tangente au 
limbe et susceptible d’être mise en prise avec l’écrou pra- 
tiqué sous forme de denture à la circonférence. Cette mo- 
dification, il est vrai, augmenterait le prix de l'instrument. 
Nous dirons aussi que la chaine peut ne pas se tendre éga- 
lement , par suite d’une résistance plus ou moins grande 
qu'éprouveraient les chaînons à tourner autour des gou- 
pilles d'assemblage, ou d’autres causes; ou bien les chai- 
nons peuvent n'être pas d’égale épaisseur, par conséquent, 
en s'appliquant contre la surface du barillet, recouvrir des 
