( 466 ) 
Ces considérations nous ont donc fait ajouter un cercle 
parallactique à ce bel instrument, et nous l'avons ainsi rendu 
apte à rendre d’autres services, en remplaçant le tube et 
Pappareil eyanométrique par une véritable lunette. L’ins- 
trument nouveau porte encore un cercle gradué, destiné à 
faire connaître le plan de polarisation dans l'atmosphère. 
Nous reviendrons sur sa position et son utilité dans le cha- 
pitre suivant. 
50. Pour compléter tout ce qui est nécessaire aux bon- 
nes observations, nous avons remplacé le pied simple par 
un trépied portant des vis à caler, une boussole et une ali- 
dade fixe avec vernier. Sur le cercle azimutal, tournant 
avec la colonne, sont deux niveaux placés rectangulaire- 
ment, pour déterminer le plan de l'horizon et le conserver 
dans tous les mouvements imprimés à l'instrument. Âu 
moyen de toutes ces améliorations on peut compter la cya- 
nométrie et la polarimétrie au nombre des données cer- 
taines en météorologie, et en dresser des tableaux comme 
sont dressés ceux des observations barométriques. Voulant 
utiliser ce pied armé de moyens préeis de mesure, j'ai dû 
abandonner le cerele gradué, placé sur le gros tube et des- 
tiné à donner l'angle des hauteurs; sa mobilité et la peti- 
tesse du niveau ne permettaient pas d'obtenir assez de 
précision pour être appliqué à une lunette d'observation. 
Sur l’axe de rotation de la charnière verticale j'ai fait pla- 
cer un demi-cercle gradué , le suivant dans sa rotation, et 
l’on à fixé un vernier sur la colonne. Au moyen des deux 
niveaux du cercle azimutal, la colonne est dressée bien ver- 
ticalement : la ligne centrale du demi-cercle, qui lui est 
solidaire par la charnière, porte le zéro et elle est rectangu- 
laire au collier qui embrasse la lunette. Tout écart de cette 
ligne centrale du zéro du vernier, donne donc l’angle des 
