( 477 ) 
connaissance de la valeur de l’angle de ces deux plans est 
indispensable à toute observation comparative. J'ai donc 
ajouté un cercle fixe au tube objectif et un index au tube 
oculaire, de manière qu’en tournant l’oculaire, l'index 
indique de quelle quantité on s’est écarté du point de 
départ. Le zéro du cercle divisé est à l'extrémité supé- 
rieure du diamètre vertical, et son plan fait ainsi un angle 
de 90° avec la section principale du prisme, lorsque 
les quatre images sont sur une droite horizontale; on fixe 
sur l’oculaire , au moyen d’une vis, l'index à zéro, lorsque 
l'on a reproduit le bleu normal dans l’image ordinaire par 
la polarisation de la réfraction, en ayant soin de conserver 
la section principale perpendiculaire à la pile de glace. 
50. L’intensité de la polarisation atmosphérique s’es- 
timant sur l'intensité du bleu que donne le rayon, après 
avoir traversé la lame de quarz et le prisme, il semble que 
la solution du problème est rendue facile, puisqu'il suffit 
d'arrêter les rayons polarisés , de les réfléchir par la pile de 
glace en l'inclinant peu à peu, jusqu’à ce que les deux ima- 
ges se soient décolorées. C’est sur ce principe que le pola- 
rimètre de M. Arago a été fondé. On pourrait encore 
employer le moyen inverse, ce serait de compléter par la 
pile ce qui manque au rayon atmosphérique pour atteindre 
le maximum de polarisation. 
Quelque facile que paraisse de prime abord la solution 
de cette question, c’est cependant cette partie qui nous a 
présenté le plus d'obstacles, et nous verrons plus bas, que 
si le nombre en est beaucoup diminué, il en reste encore 
quelques-uns qu’on pourra peut-être faire disparaître, mais 
qui ne le sont pas encore tout à fait. 
51. Lorsque l’on a tourné l’oculaire pour retrouver le 
bleu normal, la pile ne lui étant plus rectangulaire, ne 
