(478) 
peut plus ajouter à son intensité, ni la neutraliser complé- 
tement. Son inclinaison donne des rayons de teintes qui 
varient avec l'angle que font ces deux plans. L’instrument 
cesse tout à fait ses fonctions de polarimètre, soit par neu- 
tralisation en tenant la pile dans le méridien, soit en com- 
plétant le maximum en tenant la pile dans l’équateur de la 
sphère aérienne. I] n’y a donc que deux grands cercles dans 
lesquels on puisse se placer pour faire d’utiles observations 
et avoir des nombres comparables. C'est là une très-grande 
difficulté, et nous avons pensé qu’un appareil, si bien conçu 
dans son principe, resterait incomplet, si l’on ne pouvait 
faire les observations dans tous les points du eiel. C'est 
dans ce but que nous avons modifié l'instrument de la 
manière suivante. 
52. Nous avons remplacé l’ancien obturateur, n’ayant 
qu'une lame de quarz, par un nouvel obturateur, dont cha- 
que ouverture en contient une, tirée du même morceau. 
J'ai fait souder à l'extérieur de chacune des ouvertures de 
l'obturateur un petit tube vide, dans lequel entre à frotte- 
ment un autre tube contenant la lame de quarz. Cette dis- 
position permet de retirer ou remettre ces cristaux suivant 
l'expérience ou l'observation nouvelle que l’on veut faire : 
_ On doit recouvrir ces deux lames par un couvercle quel- 
conque, lorsqu'on ne fait pas d'observation, afin de les 
garantir de tout accident. 
53. Nous avons aussi remplacé la pile de glace qui rem- 
plissait tout le châssis, par une pile d’une force polarisante 
égalé, mais n'ayant que la moitié de sa largeur; de ma- 
nière que des deux ouvertures, celle de droite reçoit le 
rayon direct de l'atmosphère, sans traverser aucun corps 
diaphane, tandis que celle de gauche ne reçoit que le rayon 
qui à traversé la pile de glace. 
