(479 ) 
Pour la facilité de faire des recherches autres que celles 
de la cyanométrie et de la polarimétrie, la pile entière ou 
la demi-pile, fixée sur le châssis, peut être enlevée et re- 
placée dans un temps très-court. Cette disposition nous 
est nécessaire pour la photométrie que nous espérons 
appliquer bientôt à cet instrument. 
54. Pour avoir une lumière non polarisée avant sa trans- 
mission à travers la pile, on place en avant de cette der- 
nière l'écran en papier, de manière qu'on ne reçoit que 
de la lumière diffuse, et que toute la polarité du rayon pro- 
vient de la force polarisante de la pile. On s'assure de l’éga- 
lité des lames cristallines, en détournant la pile et l'écran 
de papier; les deux lames reçoivent alors les rayons iden- 
tiques de l’atmosphère et donnent deux faisceaux d’une 
teinte parfaitement égale. 
55. La demi-pile et l'écran, étant remis en place dans 
l'axe de l’ouverture de gauche, les deux faisceaux sont dis- 
semblables, l’un manifestant par ses couleurs le degré de 
polarité de la lumière atmosphérique, l’autre le degré de 
polarité que lui a donné l’inclinaison de la pile. 
Pour donner au rayon de gauche la même intensité des 
teintes que présente le faisceau de droite, il suffit d’incliner 
convenablement la pile jusqu'à ce que les deux images 
bleues produisent une sensation identique, ainsi que les 
images complémentaires. 
56. Dans le faisceau polarisé par la pile, c’est toujours 
l’image ordinaire qui est bleue, en supposant que l’on ait 
conservé la section principale dans le plan horizontal, puis- 
que ce rayon est polarisé par réfraction, tandis que dans 
le rayon naturel, polarisé par réflexion dans l’atmosphère, 
c’est le rayon extraordinaire qui est bleu. 
57. Le moyen d'obtenir un rayon de lumière non pola- 
Ton. xur. 35 
