(482 ) 
ce point de l'atmosphère. Si l’on fait la comparaison avec 
le plan du rayon transmis, l'index indique directement et 
la position de ce plan et le nombre de degrés dont il s’est 
déplacé; si on le compare au rayon réfléchi, l'index indique 
également l’angle de la déviation, mais à parüir de la ligne 
horizontale, rectangulaire à la première. 
61. La rotation que l’on à imprimée à l’oculaire pour 
ramener l’image extraordinaire au bleu atmosphérique, a 
détruit en même temps le bleu de l’image ordinaire qui 
provient de la pile et de l’autre lame de quarz : il fallait 
donc trouver le moyen de reproduire le bleu normal sans 
recourir au prisme ni à la pile, puisque la moindre dévia- 
tion de l’une ou de l’autre de ces parties aurait renouvelé 
la même divergence dans les teintes. Pour parvenir à ce 
résultat, j'ai recouvert la bonnette de gauche et sa lame de 
quarz, d’une autre bonnette, tournant à frottement doux. 
Dans cette nouvelle bonnette ou petit tube, j'ai serti une 
lame de mica d'une épaisseur suffisante pour ramener 
l’image au bleu normal, en tournant la bonnette sur elle- 
même, et plaçant par ce moyen l’axe du mica dans le plan 
nécessaire pour obtenir ce rappel du bleu. On réussit en 
donnant à cette lame une épaisseur qui éteigne presque 
entièrement l’image ordinaire regardée avec un prisme de 
Nicol, lorsque ce prisme a son axe rectangulaire au plan 
de polarisation, et qu'il se laisse traverser par le rayon 
polarisé. 
62. Si la lame de mica est trop mince, elle ne sépare 
pas suffisamment les rayons, et se laisse en outre traverser 
par trop de rayons blancs. Ces rayons ainsi mélangés ne 
peuvent servir de complément parfait aux rayons issus 
de la plaque de quarz. Si elle est trop épaisse, les teintes 
les plus réfrangiles dépassent la limite de chaque quadrant 
