( 484 ) 
s’altère quelque peu en traversant la couche perturbatrice, 
cependant elle résiste suffisamment pour accompagner le 
rayon émergent et se manifester aux yeux. 
64. Maintenant il ne reste plus de difficultés à vaincre, 
le bleu normal étant obtenu , on incline la pile jusqu’à ce 
que l'intensité du rayon normal soit la même que celle du 
rayon atmosphérique : on lit sur le cercle gradué le degré 
auquel on s’est arrêté, et ce degré indique le rapport qu'il 
y à entre l'intensité de polarisation du rayon atmosphéri- 
que et celle du bleu normal à son maximum. Il ne man- 
que à ce moyen d'appréciation qu'un éclat égal de lumière : 
du reste , l'habitude apprend assez vite à juger cette éga- 
lité, malgré la différence dans la vivacité des teintes. 
Nous avons successivement fait connaitre toutes les 
pièces de l'instrument, à mesure que le besoin de leur 
usage s'en est fait sentir ; nous pensons qu'il peut être utile 
d’en rappeler suceinctement les diverses parties. 
65. L’instrument est composé d’un trépied, portant des 
vis à caler, une boussole et une alidade à vernier; le centre 
de ce trépied est percé d’une large ouverture, laquelle re- 
çoit une colonne perpendiculaire , tournant à frottement 
un peu dur : le bas de cette colonne porte un cercle azi- 
mutal qui tourne avec lui, sur ce cercle sont placés deux 
niveaux à bulle d'air, dans des positions rectangulaires , et 
une boussole dont la ligne du zéro répond à celle du zéro 
du cercle azimutal, afin de placer immédiatement l’instru- 
ment dans le méridien terrestre, en donnant à l'aiguille 
de la boussole la déclinaison du lieu de l'observation. A 
l’autre extrémité de la colonne est une articulation verti- 
cale, dont l’axe porte un demi-cerele gradué qu'il entraine 
dans ses mouvements; sur la colonne est adapté un vermier 
fixe. La branche centrale de cette articulation est solidaire 
