( 466 ) 
de sa position primitive ni être renversé pendant l’opéra- 
tion. Nous y reviendrons tout à l'heure. 
67. L'usage de la boîte, comme pied de stabilité de l’ins- 
trument, peut n’être pas toujours convenable pour le lieu 
de l’observation, ou l'incertitude de son immobilité : on 
a joint à l'appareil une planchette isolée , ayant également 
ses trois repaires, sur laquelle on peut fixer l'instrument. 
Cette planchette se fixe elle-même sur la tablette d'appui 
ou par des presses jointes à l'appareil, ou par des pitons 
que l’on visse sur la tablette même. La planchette est donc 
arrêtée sur la tablette qui sert d'appui d’une manière iné- 
branlable, et l'instrument avec elle. Avant d'arrêter sa 
planchette, il faut avoir le soin de la tourner de ma- 
nière que la ligne du zéro de la boussole soit dans le 
méridien terrestre. 
68. Lorsque l’on veut se servir de la boite pour hausser 
l'instrument, on fixe d’abord sa planchette sur la tablette 
d'appui, en plaçant préalablement le boulon à vis qui 
s'ajuste dans son centre; on fail passer ce boulon par le 
trou de la boîte qui lui est destiné, on visse l’écrou que l’on 
serre fortement , et la boîte se trouve fixée d’une manière 
invariable sur la tablette d'appui. On tourne également la 
boite de manière à placer l'instrument dans le méridien 
terrestre, on glisse quelques petites calles entre la plan- 
chette et le fond de la boîte, si le bois s'était déjeté et 
donnait crainte à quelques oscillations, et l’on peut alors 
opérer en toute sûreté. 
69. Les précautions que nous venons d'indiquer nous 
paraissent d'autant plus indispensables, que les observa- 
tions de ce genre se font très-souvent sur des lieux élevés 
et sur des tablettes étroites : il faut donc préserver l’instru- 
ment, non-seulement de tout dérangement, mais encore 
