(488 ) 
normale de l’image ordinaire, que l’on obtient par la pile 
en l’inclinant de 55 degrés sur le rayon émergent, ou de 
55 degrés sur le rayon incident, se trouve altérée par cette 
rotation de l’oculaire, on la ramène à sa teinte normale 
en tournant la petite bonnette portant la lame de mica; 
lorsque le bleu normal est obtenu de nouveau , on redresse 
la pile jusqu’au degré nécessaire pour obtenir la même in- 
tensité dans les deux faisceaux : on note le degré de pola- 
rité qu'il a fallu donner à la lumière diffuse de l'écran, 
pour égaler le rayon atmosphérique. 
L'observation faite, on écrit aussi le degré de l’azimut 
et celui de l'altitude dans leurs colonnes respectives, et 
l’observation est terminée. Il y à donc quatre notes à 
écrire, le degré de polarité, le plan polariseur de l’atmo- 
sphère , l'angle azimutal et l'angle des hauteurs. 
72. Nous avons dû entrer dans tous ces détails pour 
faire connaitre toutes les parties de l'instrument, et com- 
ment nous avons été conduit à toutes les additions que 
nous y avons faites. Quoiqu’à la première inspection , cet 
instrument paraisse un peu compliqué, on a bientôt re- 
connu que l'observation cyanométrique est aussi simple 
que celle du baromètre; et que, si celle de la polarisation 
est un peu plus complexe , elle ne présente aucune difi- 
culté : sa complexité vient de la nature du phénomène et 
non de celle de l'instrument. 
Nous croyons qu'avec ces améliorations, cet instrument 
sera un des plus utiles pour apprécier les perturbations 
atmosphériques, et sa nécessité se fera d'autant plus sen- 
tir qu'on le connaîtra mieux et qu'on saura mieux lappli- 
quer aux observations météorologiques. Je ne terminerai 
pas sans payer un Juste tribu d’éloges aux soins et à l'in- 
telligence de notre habile artiste, M. Soleil, rue de l’Odéon, 
