(323 ) 
65. Afin d'avoir des sources d'électricité toujours com- 
parables et d'une constance parfaite, j'ai employé deux 
couples thermo-électriques formés de métaux qui ne su- 
bissent aucune altération dans les conditions où ils devaient 
être placés. Les métaux sont le platine et le cuivre purs et 
parfaitement recuits; j'ai évité tout métal étranger en reje- 
tant les soudures. Les fils de platine n° 2 et de cuivre n° 5, 
ceux de platine n° 5 et de cuivre n° 2, ont été tordus dans 
un étau sur une longueur de 0®,010; puis, après avoir 
lié avec du fil de cuivre plus fin et bien recuit ces surfaces 
de contact, on les à plongées dans des quantités égales de 
mercure pur destiné à égaliser promptement la température 
dans toute leur étendue. Le mercure est renfermé dans 
deux éprouvettes de verre d'Allemagne, de dimensions 
égales et prises au même tube : des bouchons fixés de dis- 
tance en distance séparent les deux fils de chaque couple. 
Les éprouvettes réunies par une lame de plomb destinée à 
les maintenir verticales et parallèles, plongent dans un 
réservoir de cuivre élamé moitié plein d'une solution de 
chlorure de calcium dans l’eau. Enfin une lampe à double 
courant maintient ce bain à une température constante 
indiquée par un excellent thermomètre étalon gradué sur 
son propre tube. 
66. Toutes les communications des extrémités des cou- 
ples avec le rhéomètre, s'effectuent par le moyen des pinces 
à vis de M. Poggendortf, qui ont l’avantage d'assurer un con- 
tact excellent sans ressort ni mercure. Ce sont des paral- 
lélipipèdes massifs de cuivre pur, dans lesquels on a percé, 
de part en part, trois ouvertures cylindriques parallèles que 
des vis de pression parcourent perpendiculairement à leur 
axe. 
67. Pour allonger le circuit du couple de longueur va- 
