Fi- 5 



— 119 — 



millimetro di quella distanza corrisponda lo spostamento del reticolo 

 oculare prodotto da un giro della vite. 



In quel che segue mi riferirò particolarmente ai risultati avuti coli' ap- 

 parecchio della fig. 2, che del resto si accordano con quelli avuti col- 

 V apparecchio della fig. 1. 



Dopo le prime esperienze che servirono ad orientarmi, trovai conve- 

 niente fare le osservazioni a determinati gradi di rarefazione dell'aria, la 

 cui pressione era misurata da un buon manometro del sistema Mac Le od. 

 Un robinetto speciale (1) da me aggiunto alla pompa, per- 

 mette di abbreviare assai la sempre lunga operazione del 

 raggiungere una pressione di valore determinato. Esso é 

 una specie di robinetto a tre vie, munito di due soli tubi, 

 del quale é chiuso in m (Fig. 3) il canale diametrale ab, in 

 modo che resti un piccolo spazio libero fra m e b, e che 

 i canali a e e comunichino ancora liberamente fra loro, il 

 tubo D comunica colla pompa, ed il tubo E coi tubi dis- 

 seccanti pei quali si fa rientrare l' aria. Il robinetto può assumere le 

 quattro posizioni principali della (Fig. 4). Se si passa dalla posizione 1 

 alla 2, si fa entrare nella pompa l'aria contenuta nel piccolo spazio mb, 

 con che si fa aumentare la pressione di 

 una quantità determinata. Una volta che 

 si sia visto qual è questo aumento, é fa- 

 cile, dopo avere spinto la rarefazione oltre 

 al valore voluto, aumentare la pressione 

 di quel tanto che occorre. Se poi dalla 

 posizione 2 si passa alla posizione 4, girando il robinetto nel senso degli 

 aghi d'un orologio, si farà entrare negli apparecchi l'aria contenuta nel 

 tratto ame, e si ricorrerà a questa manovra quando sia relativamente 

 grande l' aumento di pressione desiderato. Se infine si gira il robinetto 

 sino alla posizione 3, si fa rientrare l'aria completamente. 



Fig. 4 



§ 3.° — Lavori anteriori di altri Autori. 



Prima di esporre i risultati delle mie esperienze, richiamerò breve- 

 mente alcuni di quelli che furono già ottenuti da altri fisici che si occu- 

 parono di ricerche analoghe, limitandomi per brevità a quei lavori che si 



(1) Questo robinetto è ora costruito, dietro le mie indicazioni, dal Signor Franz Miillcr 

 successore a H. Gè issi e r in Bonn. 



