— 130 — 



Fig. 8 



Nelle numerose esperienze che ho eseguito, ho dunque misurato 1° la 

 differenza di potenziale P fra gli elettrodi, 2° la differenza di potenziale 

 A — S fra anodo e sonda, per diversi valori della distanza d fra sonda e 

 catodo, 3° la differenza di potenziale S — C fra sonda e catodo, pei diversi 

 valori di d. Le tabelle che riporterò conterranno in tre colonne i valori 

 corrispondenti di d , di S — C , e di P — (A — S) . Se il potenziale della 

 sonda fosse sempre eguale a quello dell' aria di cui occupa il posto, le 

 due ultime colonne dovrebbero recare numeri eguali fra loro. 



L' elettrometro impiegato nelle mie esperienze fu quello da me de- 

 scritto altravolta (1), che é destinato alla misura di alti potenziali, essendo 

 ancora in costruzione un nuovo istrumento da me progettato. Siccome 

 però la sensibilità di queir elettrometro era troppo piccola, cosi cambiai 

 la sospensione dell' ago , facendola simile a quella di un elettrometro 

 Mascart, e al disco mobile destinato a diminuire ancora più la sensi- 

 bilità dell' apparecchio primitivo, sostituì una lastra metallica comunicante 



coli' involucro metallico dell' apparecchio , e che 

 produceva quindi un aumento di sensibilità. Lo 

 strumento adoperato si ridusse quindi a quello in- 

 dicato dalla fig. 8. AB è una scatola cilindrica di 

 ottone dal cui coperchio furono tolti due settori 

 opposti di 120°, in modo da ridurlo a due settori 

 di 60° mnp, qrs. L' ago C ha pure la forma di 

 doppio settore tunz , posto entro la scatola e per 

 metà nascosto dai settori fissi, e comunica per 

 mezzo dell' acido solforico contenuto in D , colla 

 scatola metallica. Il tutto é chiuso in un involucro 

 metallico EFGH, il cui' fondo mobile EF può av- 

 vicinarsi più o meno ai settori. Quando fra il si- 

 stema conduttore AB CD e 1' involucro EFGH 

 esiste una differenza di potenziale, la deviazione 

 è tanto maggiore quanto più la lastra EF è vicina ai settori. Come 

 si può prevedere, si constata sperimentalmente che la deviazione d del- 

 l' ago é proporzionale alla radice quadrata della differenza di potenziale D 

 fra i due sistemi conduttori , cioè d = kj/D . Ho verificato che questa for- 

 inola é esatta tanto per deviazioni piccole, quanto per le maggiori devia- 

 zioni che potevo leggere sopra una scala di un metro di lunghezza, e ciò 

 misurando le differenze di potenziale ai poli d' una pila composta d' un 

 numero variabile di coppie fra loro identiche. 



(1) « Ricerche sperimentali sulle scariche elettriche », Meni, della R. Aee. di Bologna, 3 a serie 

 t. VII. — Il N. C/mento, luglio 1876, pag. 89. 



