— 389 — 

 Variazioni dei coefficienti diastimometrici 



Coeffìc. 



Jdiastimo- 



metrico 



K 



e = 



3.001 





£ = 0.003 



k; 



A" 



A'," 



K" 



k; k 



K" 



K" 



25 



50 



100 



200 



250 



25.034 



50.187 



100.375 



200.750 



250.937 



25.094 



50.188 



100.376 



200.752 



250.940 



24.906 



49 812 



99 625 



199.250 



249.062 



24.906 



49.813 



99.626 



199.252 



249.065 



25.281 



50.562 



101.125 



202.250 



252.812 



25 284 



50.569 



101.138 



202.276 



252.845 



24.719 



49.437 



98.875 



197.750 



247.187 



24.722 



49.444 



98.888 



197.776 



247.220 



K 



£ = 0.005 



£ = 0.010 



25 



50 



100 



200 



250 



25.469 



50.937 



101.875 



203.750 



251.687 



25.478 



50.955 



101.911 



203.822 



254.777 



24.531 



49.062 



98.125 



196.250 



245.312 



24.540 



49.080 



98.160 



196.320 



245.400 



25.937 



51.875 



103.750 



207.500 



259.375 



25.974 



51.948 



103.896 



207.792 



259.740 



24.063 



48.125 



96.250 



192.500 



240.625 



24.096 



48.193 



96.386 



192.772 



240.965 



Nello studio sin qui fatto si é ammesso che il punto anallatico possa 

 considerarsi ad una distanza della lente obbiettiva 



OA — 



_0, 



e che quindi sussista 1' equazione (5) 



-rf^ft 



& 



3 ' 



Ora in molti tacheometri, di quelli specialmente che si costruiscono 

 oggi giorno, la distanza OA non è eguale alla metà della distanza focale 

 dell'obbiettivo e quindi non é rigoroso ammettere per essi l'equazione (5). 



Si può però sempre ritenere 



OA = -<Ò. 



n Tl 



