— 392 — 



da uà coefficiente diastimometrico K ad un altro K" essendo K > K" 

 sarà dato dalla forinola 



nfaK-K") 



(l-Wi)iT' ' 



Dal confronto delle formole (20), (21) e (26) colle altre (20'), (21') e (26') 

 è facile il dedurre come moltiplicando per 



(28) <2 ^ 8 " )! 



9rì 

 i valori della s dati dalla (20) e per 



(29) 



2(1 -f- n) 

 3/i 



quelli dei do e {i dati dalle (21) e (26) e registrati tutti nelle rispettive ta- 

 belle, si possano ottenere i valori delle quantità stesse che risulterebbero 

 dalle (20') (21') e (26') per una qualsiasi distanza prestabilita del punto 

 anallatico dalla lente obbiettiva. 



I coefficienti (28) e (29) ora trovati dimostrano come nella pratica possa 

 essere più conveniente il costruire gli strumenti tacheometrici col punto 

 anallatico, ossia col loro centro, a distanza dall' obbiettivo minore della metà 

 della distanza focale dell'obbiettivo stesso, poiché allora sono meno sensi- 

 bili le variazioni nella posizione di tale punto, nell'angolo e nel rapporto 

 diastimometrico, prodotte da un dato spostamento della lente anallatica. 





