— 240 — 



spirale di ottone. Questa spirale si continua entro un altro tubo di vetro E di dia- 

 metro un po' più piccolo del diametro di C, introdotto e mobile in questo, chiuso in 

 F da una punta smussa di- alluminio alla quale è saldato 1' estremo libero della 

 spirale. 



3° da un tubo di vetro I munito di rubinetto a tre vie che ne consente la 

 comunicazione con un manometro o con una pompa pneumatica 



Come è facile intendere, con piccole scosse date al sistema si possono avvicinare 

 od allontanare più o meno la punta F ed il disco G che per mezzo degli estremi 

 metallici I) ed M possono collegarsi ai conduttori della macchina elettrostatica. La 

 distanza fra F e G può misurarsi in ogni caso con riferimento ad una scala milli- 

 metrata incollata sul tubo C e sulla quale si legge la posizione dell 1 estremo N di E. 



Si tratta dunque di uno spinterometro a distanza variabile fra i conduttori, col- 

 locato in un ambiente del quale mediante il tubo L può variarsi la rarefazione. La 

 pressione dell' aria nell' ambiente può poi misurarsi facilmente mediante un manometro 

 a mercurio. 



Gli estremi M e D dei conduttori dello spinterometro venivan collegati durante le 

 esperienze coi conduttori della macchina di Holtz, e mediante un interruttore oppor- 

 tuno si poteva mettere su di essi in derivazione uno spinterometro a vite micrometrica 

 con sfere di ottone aventi il diametro di un cm. 



Questo per fare, per mezzo della scintilla equivalente, delle misure di differenze 

 di potenziale. 



Il voltametro usato per le scariche nell' aria alla pressione ordinaria, mostrava di 

 perturbar troppo il regime delle scariche medesime allorché queste si producevano in 

 ambiente rarefatto. Per tale ragione dovè essere abbandonato e sostituito dal vecchio 

 sistema della scintilla equivalente. 



I risultati ottenuti vengono riassunti come segue : 



a) Dalla pressione atmosferica sino ad una pressione di circa 45 nini, le 

 vicende della scarica si mantengono alla stessa maniera come furon già descritte. 



b) Alla pressione di 440 min. si hanno, a partire dalla distanza massima fra 

 gli elettrodi ottenibile nel tubo di scarica, i seguenti aspetti, a proposito dei quali 

 si indicano le distanze fra i conduttori. 



