— 309 — 



Questa condizione bene spesso in pratica non può essere soddisfatta ; la linea di 

 collimazione del cannocchiale deve inclinarsi o sopra o sotto all' orizzonte per poter 

 collimare alla stadia. 



In tali casi per applicare le equazioni della stadia si possono seguire due metodi 

 e cioè : 



o inclinare la stadia alla verticale di un angolo eguale a quello di cui si inclina 

 la linea di collimazione all' orizzontale, così da rendere quella perpendicolare a questa; 



o tenere la stadia verticale, determinando su di essa la parte H compresa fra i 

 Ali del micrometro e calcolando poscia quella H che vi dovrebbe essere compresa e 

 dovrebbe servire a risolvere le equazioni della stadia. 



Il primo metodo presenta gravi inconvenienti nella pratica, cosichè sovente non è 

 neppure applicabile; ha il vantaggio che una inclinazione anche sensibile della stadia 

 alla perpendicolare alla linea di collimazione, non influisce sensibilmente nella misu- 

 razione della distanza e per questa ragione da alcuni e in alcuni luoghi è il preferito. 



Il secondo metodo non presenta inconvenienti nella sua pratica applicazione ; ha 

 lo svantaggio che una inclinazione anche piccola della stadia alla verticale produce 

 un errore sensibile, non trascurabile in generale, nella misurazione delle distanze. 



Lo studio di questo errore è lo scopo della presente Mota. 



II. 



L' errore che si ha, nella misurazione delle distanze inclinate all' orizzonte, pro- 

 dotto da una deviazione della stadia dalla verticale, è stato studiato dal Werner (1) 

 dal Jadanza (2) dal Jordan (3) dal Prevot (4) dal de La Bàrcena (5) dal 

 Bori etti (6) e da molti altri (7). 



(1) C. Werner. Die Tacheometrie nnd deren Anwendung bei Tracestudien. Lehmann et Wentzel. 

 Wien 1873. 



(2) Jadanza N. Sullo spostamento della lente anallattica e sulla verticalità della stadia. Atti della 

 R. Accademia delle scienze di Torino, Voi. A'XIII. Torino, Stamperia Reale 1888. 



— Jadanza Geometria pratica. Torino, Vincenzo Bona 1909. 



(3) Doti. VV. Jordan. Handbuch dei- Vermessungs Kunde. Stuttgard J. B. Metzler, 1893. 



(4) Pi'évot Eugène. Topographie, Paris, Dunod 1898-1900. 



(5) De la BArcena. Tratado de Taquimetria Madrid E Cuesta 1882. 



(G) Bori etti F. Celeriniensura. Manuale Hoepli, Milano, Hoepli 1893. 

 (7) Si possono pure citare. 



— Orlandi ing. Giuseppe. Tacheometria, Corso pratico di Topografìa numerica, Sassari G. 

 Gal lizzi e C. 1894. 



— Meyer Jean. Mémoire sur la stadia Topographique et son application. Paris, Baudry et C. 1885. 



— Cerri ing. Angelo. Deviazioni della stadia, Politecnico Anno XLII Milano 1894. 



— Wagner Cari. Ueber die Hulfsinitteì der Tachymetrie, in besondere ùber die Vorzuge der 

 schiefen Lattenaufstellung. Zeitschrift ftìr Vermessungswesen. Stuttgart 1886. 



— Baggi V. Trattato elementare completo di Geometria pratica. Topografìa parte seconda. Torino, 

 Unione Tipografica editrice, 1895-1898. 



