— 153 — 



mercurio. Contro la bocca della campana è applicata col grasso da rubinetti (1) una lastra 

 [tiana CE ninnila di una finestra F chiusa da una sottile laminetta d'alluminio. È contro 

 dì questa che si colloca la capsu letta contenente il radio (quindici milligrammi di bromuro), 

 allorché si vuole che i raggi p da esso emessi colpiscano il disco I). 



Questo è avvitato all'estremità di un'asticella d'alluminio IL circondata da un cannello 

 di vetro e comunicante, per mozzo d' un sottile filo metallico, col filo di platino T saldato 

 attraverso il vetro all' estremità del tubo GH. È da questo filo di platino che parte un 

 lungo filo di rame TU, circondato da un tubo metallico V comunicante col suolo, e che 

 serve a stabilire la comunicazione fra il disco Del' elettrometro a quadranti. L' asta //, 

 può scorrere nella propria direzione, guidata da due apposite strozzature del tubo GH. Si 

 può così variare a piacere la distanza fra il disco D e la finestra F, ed a questo scopo 

 basta spostare un rocchetto percorso dalla corrente e circondante il tubo GH, il quale 

 agisce sopra una massa di ferro dolce L fissata all' asticella LI. Questo rocchetto non è 

 rappresentato nella figura. D' altronde non trovai necessario profittare molto della mobilità 



Fig 1 



del disco D; anzi nelle esperienze definitive la sua distanza dalla finestra F fu invariabil- 

 mente mantenuta eguale ad un centimetro. 



È importante far sì che i raggi del radio non colpiscano, per quanto è possibile, altri 

 corpi all' infuori del disco D, e segnatamente il filo TU e l'elettrometro. Servono all'uopo 

 due grandi lastre di piombo, di cui in RS e PQ è rappresentata la parte centrale, come 

 pure un disco di piombo NO posto entro la campana e forato nel mezzo. Queste lastre 

 di piombo devono comunicare col suolo, e così pure la faccia interna della lastra CE che, 

 come si vedrà fra poco, è in gran parte metallica, non che una reticella metallica rico- 

 prente la parete interna della campana, e destinata a sopprimere le perturbazioni dovute 

 alle eventuali cariche del vetro. 



(1) Da lungo tempo faccio uso con ottimi risultati d'un miscuglio di cera bianca, sego e olio 

 d' uliva ; le proporzioni variano a seconda della temperatura ambiente. 



