154 



Fii 



La lastra CE con relativa finestra F merita una descrizione particolareggiata, giacche 

 essa deve produrre una perfetta chiusura, pure riducendosi a non essere costituita in F 

 che da una sottile lamina assai permeabile ai raggi p. La fig, 2 mostra la struttura che, 

 dopo alcune prove, ha assunlo definitivamente. 



La lastra AB è di grosso vetro da specchi, per cui attraverso ad essa si può ad ogni 

 istante vedere se il grasso, di cui si è leggermente spalmato 1' orlo CD della campana, 

 formi o no una perfetta chiusura, circostanza questa oltremodo utile 

 nella pratica, e che mancherebbe, se la lastra AB si facesse tutta in 

 metallo. 



Nella lastra di vetro AB è stata praticata una grande apertura 

 circolare FG, che poi si è chiusa con un coperchio di ottone lavorato 

 al tornio, la cui sezione ha la forma EFGH. Il coperchio venne ap- 

 plicato al vetro dopo avere riscaldato 1" uno e 1" altro sino a fusione 

 di ceralacca, e dopo avere applicalo uno strato di questa sostanza 

 sulle superficie che dovevano toccarsi. Un piccolo orlo di ceralacca, che 

 vedesi in E, F, G, H, aumenta la sicurezza della buona tenuta. 



Nel coperchio è praticato un foro circolare OP di due centimetri 

 di diametro, che è poi chiuso colla laminetta di alluminio. Stante la 

 diffioolià di ottenere una buona e durevole saldatura fra alluminio ed 

 ottone, ho ricorso ancora alla ceralacca di buona qualità. La lami- 

 netta d'alluminio, grossa circa 85 millesimi di millimetro, ha forma di 

 disco IL, premuto contro il coperchio FG da un anello di ottone MN, 

 che provvisoriamente è tenuto a posto da morsetti. Mentre il tutto è 

 caldo a fusione di ceralacca, si riempie con tale sostanza fusa len- 

 tamente a parte in una capsula, lo spazio anulare restante fra l'anello 

 MN e il coperchio EH, formando una massa continua, che nella figura 

 è rappresentata con punteggiatura. 



Allorché il lavoro è compiuto, e mentre il metallo è ancora caldo, 

 è bene, spingendo col pollice il centro della laminetta, dare a questa 

 una forma convessa verso l' interno, come si vede in OQP. La pres- 

 sione atmosferica ad ogni modo la incurverebbe in tal modo più 

 tardi, ma col pericolo di produrre qualche distacco. Se dopo un lungo uso si scorge, 

 che la tenuta dell' apparecchio non è più perfetta, basta scaldare il sistema AEMNHB 

 sino a rammollimento della ceralacca, per ripararlo a dovere. 



Per fare il vuoto nella campana di vetro ho adoperato, oltre alla pompa a mercurio, 

 anche una pompa ad olio a due cilindri, colla quale in pochissimo tempo si riduce la 

 pressione a qualche millimetro; dopo di che la pompa a mercurio, che comprende sei tubi 

 di caduta, produce la rarefazione massima. In meno di mezz'ora, a partire dall'istante in 

 cui l'apparecchio veniva chiuso, la pressione, misurata con un manometro di Mac Le od, 

 scendeva al di sotto di un millesimo di millimetro ; perciò nel corso di una giornata si 

 potevano provare parecchie sostanze, pur ripetendo più volte con ciascuna di esse le espe- 



