— 307 — 



possono leggere direttamente due secondi di arco ed ottenere Malia media di reiterate mi- 

 sure (previe convenienti collimazioni) gii angoli eoll'apppossunazione «li una frazione «li 



secondo. 



Nel nostro caso le collimazioni erano costituite da fili a piombò sostenuti da piccoli 

 treppiedi di legno e lasciati pendere sopra i punti considerati. 11 filo era molto sonile 

 (una ('razione ili millimetro) ed i piombini, perfettamente torniti e terminali a cono, avevano 

 la punta in perfetta corrispondenza col filo di modo che si poteva essere sicuri del giusto 

 collocamento di questi fili verticali a meno di quantità molto piccole e di conferire così 

 alle collimazioni una precisione anche superiore a quella che è in relazione coli' approssi- 

 mazione fissata di 3" nella misura degli angoli. 



Per ottenere una maggiore precisione nei puntamenti si ebbe anche cura di osservare 

 i fili a piombo proiettati contro schermi bianchi che venivano convenientemente illuminati 

 quando ne era il caso. 



Per collocare esattamente Tasse del teodolite sopra i punti di stazione si ricorreva 

 pure all'uso del filo a piombo che si faceva pendere da apposito gancio portato dall' istru- 

 mento nella sua parte inferiore ed in perfetta corrispondenza coli' asse di rotazione stru- 

 mentale verticale. 



Il metodo di osservazione seguito fu quello a strati coniugati, consistenti, cornee noto, 

 nel puntare uh primo punto, che viene assunto come origine, e successivamente tutti gli 

 altri tanto col cannocchiale in posizione normale quanto in posizione rovesciata, e la media 

 delle due letture ottenute costituiva la lettura unitaria definitiva, la quale veniva così ad 

 essere completamente liberata tanto dall'errore dell'asse di collimazione del cannocchiale 

 quanto da quello di inclinazione dell'asse orizzontale del cannocchiale medesimo. Il solo 

 errore che con tal metodo non rimarrebbe eliminato, ossia quello d'inclinazione dell'asse 

 verticale strumentale, veniva evitato col procurare che la bolla della livella rimanesse 

 centrata in ogni posizione azimutale del cannocchiale. 



Riassumiamo qui le diverse stazioni colle respettive medie delle direzioni medie fra le 

 coniugate, nonché i respettivi errori medii temibili per ogni direzione media calcolati colla 

 nota formula 



m — -+- \ /'— -feL|_ 



■ — X n (n — 1) 



ove [w] sta ad indicare la somma dei quadrati degli scostamenti dei diversi valori dalla 

 loro media ed n il numero dei valori stessi. 



