— 20 — 



imamente e può assumere eventualmente valori che escono dai limiti dello spazio 

 disponibile, nell' apparecchio attuale invece la rotella può assumere una quantità di 

 rotazione qualsiasi svincolando così 1' operazione di misura da ogni limitazione di spazio ; 

 inoltre, essendo il diagramma cinematico più semplice dell'altro, vi è luogo a prevedere 

 una maggior precisione nei risultati. 



Rispetto poi ai planimetri polari di tipo Amsler ordinariamente adoperati, presenta 

 la sostanziale differenza che mentre in questi la differenza fra le letture finale e iniziale 

 che si hanno sulla rotella dopo aver percorso col calcatojo un circuito chiuso ci dà 

 bensì l' area compresa entro detto circuito ma una lettura della rotella in una posizione 

 intermedia non ha nessuna relazione utilizzabile coli' area stessa, nell' istrumento in 

 parola invece le variazioni di lettura della rotella ci danno costantemente le relative 

 aree descritte dal raggio vettore. — Devesi poi ricordare che quando si vuole adoperare 

 il planimetro Amsler stabilendo il polo internamente alla curva da quadrare, 1' istru- 

 mento ci dà l'area diminuita di una costante (propria di ogni istrumento) uguale al- 

 l'area di una certa circonferenza il cui raggio si deve preventivamente determinare o 

 con misura diretta o sperimentalmente ; il che introduce sempre un nuovo errore ; 

 P istrumento in parola può invece essere adoperato indifferentemente col polo interno 

 o col polo esterno, e ci dà, colle variazioni positive o negative delle letture della 

 rotella, le corrispondenti variazioni positive o negative dell'area descritta dal raggio 

 vettore. 



Bologna, li 12 Gennaio 1913. 



