— 19 — 

 misuri senz'altro l'area A, dovremo fare in modo da avere 



27tB= 1 



OP 



ossia prendere 



OP — 



R 3= -— s= 0,07957 • • • OP 

 4it 



con che ogni giro della rotella ci rappresenterà una unità superficiale con unità 



OP * 

 lineare — (*). 



Dividendo dunque la rotella in parti uguali, p. e. in 100, ed applicando ad essa 

 un contatore di giri come nel planimetro Amsler, la differenza fra due letture del- 

 l'indice ci misurerà in unità e centesimi l'area finita descritta dal vettore p. 



La fig. (3) dà un' idea schematica del come potrebbe essere costituito l' istrumento 

 col sottinteso però che il costruttore dovrà adottare quei noti espedienti (sui quali non 

 ci tratterremo qui) atti a conseguire uno scorrimento dolcissimo dei diversi pezzi. 



Fu 



Il vantaggio che l' apparato così modificato può portare in pratica nella misura 

 delle aree rispetto all' altro che già feci conoscere consiste principalmente nel fatto che, 

 mentre in quello, al crescere dell'area, il raggio vettore della curva C l cresce conti- 



(*) Il passaggio ad un'altra unità si potrà fare con un semplice prodotto per un fattore costante, 

 come pure, cambiando il rapporto fra R ed OP potremo fare in modo che un giro di rotella anziché 

 una unità superficiale ci rappresenti il rapporto di questa con un'altra unità scelta a piacere. 



