— 131 — 



arganello regolatore della sua lunghezza e discendeva attraverso ad un piccolo foro di 

 diametro appena superiore a quello del filo, così da permetterne il passaggio e da stabi- 

 lire il punto invariabile di sua sospensione. 



La lunghezza del pendolo, dal suo punto di sospensione al piano delle linee di colli- 

 mazione dei cannocchialetti di osservazione, era di 



m. 84,857 



Il collocamento a sito dell'apparecchio d'osservazione fu fatto negli ultimi mesi 

 del 1910 (1) e nei primi del 1911 si incominciarono le osservazioni di prova, per siste- 

 mare e regolare tutte le diverse parti dell' apparecchio stesso, continuandole quasi ininter- 

 rottamente per tutto l'anno 191.1. 



Le osservazioni regolari furono fatte nel 1912 (2) dal 1° gennaio al 31 dicembre di 

 tale anno e prorogate sino al giorno 8 del 1913, per assicurarsi delle condizioni normali 

 della Torre Asinelli neh' ultimo periodo dell' anno precedente. 



Lo studio, sui risultati del quale ora riferisco, come quello consimile precedente della 

 Torre Garisenda, è stato fatto per incarico del Comune di Bologna, che voleva assicurarsi, 

 come si è assicurato, della regolarità dei movimenti normali della Torre Asinelli, delle 

 ottime sue condizioni di elasticità, e voleva pure assicurarsi che non ne aumentasse la 

 pendenza, come erroneamente da alcuni si temeva. 



Procedimento delle osservazioni. 



Per tutto l' anno bisestile 1912 furono fatte 3 osservazioni giornaliere sulla posizione 

 del pendolo, cosichè il numero totale delle osservazioni di tale anno fu di Ì098 eseguite 

 in ogni giorno alle ore 7, 13 e 19. 



L' osservatore abile e coscienzioso non faceva osservazioni se non a pendolo ben fermo. 

 Senza vento le letture delle scale dei micrometri dei due cannocchialetti erano facili ; col- 

 l' azione del vento si avevano tali oscillazioni nella torre da impedire le letture e da 

 obbligare l'osservatore ad attendere un cerio tempo, sovente anche non breve, prima di 

 vedere il pendolo fermo e di poter fare letture attendibili. Le letture erano sempre ripe- 

 tute diverse volte, e ad intervalli, per assicurarsi come meglio era possibile della loro 

 attendibilità e della immobilità del pendolo nel momento dell'osservazione. 



L' incaricato delle osservazioni prendeva nota della temperatura interna ed esterna, 

 dello slato dell' atmosfera, delle condizioni del vento ; prendeva pure nota delle condizioni 

 delle quattro fronti della Torre rispetto al sole, per stabilire quali erano o no soleggiate 



(1) Dal compianto cav. Silvio Min ghetti meccanico della R. Scuola di Applicazione degli 

 Ingegneri di Bologna. 



(2) Le osservazioni furono sempre fatte dal Sig. Carlo Cabiaglia meccanico della R. Scuola di 

 Applicazione degli Ingegneri in modo superiore ad ogni elogio. 



Serie VI. Tomo X. 1912-13. 16 a 



