— 125 — 



e con una stadia esattamente campionata, ripetendo 10 volte tutte le misurazioni e si 

 ebbero i risultati esposti nell'ultima riga del primo specchio precedentemente riportato. 

 Nelle singole misurazioni si ebbero i risultati seguenti : 



AC, = m. 55,01 =t 0,006 — AC, — m. 58,54 =t= 0,022 



BC ] = ni. 72, 53 =t 0, 004 — BC S = m. 69, 04 =t 0, 018 



AC, — AC Ì = m. 3, 53 ± 0, 018 — BC ] — BC, = m. 3, 49 ± 0. 1 9 



AC X -+- BC l = m. 127, 54 dr 0, 009 — AC, H- BC, = m. 127. 58 =b 0. 028 



Sono soddisfatte pienamente le verificazioni (1) e (2) e così la (3) con un errore 

 p. °/ dì appena 0, 03. 



Altre 10 esperienze consimili fatte cambiando i due punti di collegamento diedero 

 risultati analoghi. 



Il confronto dei valori della AB dati dalla stadia e dalla misura diretta dimostra 

 l'esattezza delle esperienze fatte (1) avendosi errori medi di quell'ordine di grandezza 

 che deve corrispondere ai due metodi di misurazione adoperati. 



Le esperienze confermano i risultati desunti dai rilevamenti catastali e la bontà e 

 convenienza del metodo di collegamento che si è qui esposto. 



Un* ultima osservazione merita di essere fatta e riguarda le tolleranze che si con- 

 cedono comunemente nei rilevamenti celerimetrici e specialmente in quelli catastali. 



Come è noto fra gli errori medi M e le tolleranze t si ammette la relazione 

 t= ?>M e quindi le tolleranze che risulterebbero dagli studi fatti sarebbero al massimo 

 del 0,20 p. °/ non tenendo qui conto delle varie specie di errori regolari ed irregolari 

 che non consentirebbero una tolleranza semplicemente percentuale. 



Le tolleranze concesse nei rilevamenti catastali sono sensibilmente superiori e ba- 

 sterà citare quelle del nuovo catasto italiano che nelle misure fatte colla stadia pel- 

 le poligonazioni arrivano al 0,30 °/ salendo al 0,35 per misure di distanze nei punti 

 di rilievo, superiori ai m. 150 ed al 0,40 °/ per distanza inferiori a m. 150. 



Tutto lo studio fatto in questa e nella precedente nota sul metodo di collegamento 

 delle stazioni di rilievo coi punti di collegamento in linea da usarsi in Celeriniensura, 

 dimostra teoricamente e praticamente l'utilità del metodo stesso, l'opportunità di stu- 

 diarlo e farlo conoscere nei suoi particolari e nelle sue applicazioni, non che la conve- 

 nienza di adoperarlo nella pratica a preferenza di altri metodi consimili. 



(1) Debbo ringraziare 1' Ing. Umberto Lodi Assistente alla Scuola di Applicazione per gli In- 

 gegneri e la gentile Sig.na Ing. Cesarina Poggi Assistente onoraria alla Scuola stessa del valido 

 aiuto chequi hanno dato nelle esperienze sul terreno. 



Serie VII. Tomo IX 1921-1922. 14 



