— 194 — 



la linea di collimazione sia nello stesso piano orizzontale dell' asse dei collari, ina non 

 coincidente con esso. 



Molti Autori nello studio dei livelli a cannocchiale mobile non si curano della diver- 

 sità dei diametri dei collari, ne dello scentramento dell'obbiettivo e neppure dello spo- 

 stamento della linea di collimazione che può aversi neh' adattamento del cannocchiale alla 

 distanza. 



Per tutto 1' esposto è ovvio concludere come sia necessario insistere perchè gli Autori 

 curino maggiormente la parte ottica degli istrumenti di Geometria pratica e le verifica- 

 zioni e rettificazioni degli istrumenti stessi, non appoggiandosi ad antichi trattali, come 

 spesso succede, dimostrandolo il ripetersi degli stessi errori, ma studiando gli nt timi trat- 

 tati recenti che fortunatamente non ci mancano. 



Considerando ora gli Autori in generale e specialmente quelli che curano la parte 

 ottica e svolgono esattamente la teoria sulle verificazioni e rettificazioni degli istrumenti 

 di Geometria pratica, si trova che sotto la denominazione di condizioni di esattezza da 

 verificare e rettificare sono sempre comprese tutte quante le condizioni a cui un isiru- 

 menfo deve soddisfare. 



Si hanno cosi riunite insieme e trattate nello stesso modo tanto quelle condizioni 

 di esattezza che non sono insite nella natura dello strumento e che non possono mai ve- 

 rificarsi se non si fanno speciali operazioni colli» strumento slesso, come quelle altre che 

 per costruzione dello strumento dovrebbero sempre verificarsi e solo per cause speciali si 

 trova che alle volte non sono soddisfatte. 



Riesce quindi opportuna una razionale distinzione fra le une e le altre; fra quelle 

 condizioni di esattezza che non si debbono assoggettare ad una verificazione perchè si sa 

 già a priori che non sono e non possono essere soddisfatte e le altre condizioni che in 

 generale sussistono in un istrumento e si deve non sempre, ma solo di tamo in tanto, 

 verificare la loro sussistenza e al caso, se sarà necessario, procedere alle opportune retti- 

 ficazioni. 



Per le prime sono necessarie operazioni speciali che debbono sempre farsi tutte le 

 volte che si adopra un istrumento o che lo si trasporta da luogo a luogo. 



Così non si può confondere in un insieme di verificazioni e rettificazioni, o di condi- 

 zioni d'esattezza da verificare, l'operazione colla quale adoperando un istrumento qualsiasi, 

 se. ne rende verticale l'asse generale, che non lo è mai a priori, colle altre, ad esempio 

 di rendere orizzontale l'asse di rotazione di un cannocchiale nei goniometri, o la linea di. 

 collimazione in un livello; condizioni queste che in generale saranno soddisfatte quando 

 lo strumento è in istazione, per servire in un dato lavoro, e non abbisogneranno di veri- 

 ficazioni che a dati intervalli ed operazioni speciali di rettificazione ad intervalli ancora 

 maggiori. 



Conviene quindi adottare il procedimento razionale di distinguere in due parli quelle 

 operazioni che sino ad ora sono sempre stale comprese sotto il titolo generico di condi- 

 zioni di esattezza da verificare, o di verificazioni e rettificazioni od anche di correzioni 

 degli istrumenti. , . . 



