— 195 — 



Questa distinzione riguarda naturalmente le operazioni che comunemente si debbono 

 fare cogli istrumenti di Geometria pratica prima di servirsene nei lavori sul terreno, e 

 non già lo studio degli errori residui istrunientali che inevitabilmente rimangono, più o 

 meno sensibili, dopo eseguite tali operazioni. 



Questi errori debbono essere considerati tutti nello stesso modo e nel loro studio non 

 deve farsi distinzione se le relative condizioni di esattezza che non sono completamente 

 verificate, provengono da una operazione speciale ripetuta di continuo o dalla costruzione 

 dello strumento. Così, ad esempio, debbono studiarsi allo stesso modo, nei goniometri, 

 l'errore di verticalità dell'asse generale dello strumento e l'errore di orizzontalità del- 

 l' asse di rotazione del cannocchiale. 



Tutto ciò ammesso, debbonsi considerare, nell* uso degli istrumenti di Geometria pra- 

 tica, due serie ben distinte di operazioni. 



I. Collocamento in istazione. 



II. Verificazioni e rettificazioni. 



Il collocamento in istazione comprende varie operazioni che in generale sono comuni 

 a lutti gli istrumenti di Geometria pratica muniti di cannocchiale e solo la seconda di esse 

 può in certi casi non essere necesaria. 



Tali operazioni sono le seguenti : 



l a Rendere verticale l'asse generale dello strumento. 



2" Far passare la verticale di detto asse per il punto di stazione. 



3" Adattare il cannocchiale alla vista dell' osservatore. 



Le verificazioni e rettificazioni si faranno successivamente, di tanto in tanto quando 

 se ne presenti il bisogno, dopo il collocamento in istazione che si deve sempre fare, e 

 varieranno a seconda del tipo d'istrumento che si considera. 



Una tale distinzione di operazioni fu da ine usala in una non recente pubblicazione (1) 

 e non trovasi mai seguita nei trattati di Geometria pratica. Solo il Prevot (2) nel suo 

 pregievole trattato di Topografia la usa per i Goniometri ma in via accidentale poiché 

 successivamente per i livelli non fa più alcuna distinzione. Alcuni Autori 1' usano per la 

 Tavoletta pretoriana per ciò che riguarda l'orizzontalità dello specchio ma i più mettono 

 anche questa fra le condizioni di esattezza da verificare. 



Nei trattati di Geometria pratica o di Topografìa si indicano sempre, per ogni singolo 

 istrumento, le necessarie condizioni di esattezza da constatare e si espongono le relative 

 operazioni di verificazione e di rettificazione coi procedimenti da seguire in ognuna di esse. 



Ciò dà luogo a molte ripetizioni che sono da ritenersi inutili non solo, ma anche 

 dannose, perchè allungano lo studio di ogni singolo istrumento ed alle volte possono lasciar 

 supporre che vi siano differenze di operazioni e di procedimenti che in realtà non vi sono. 



(1) Cavalli ing. Francesco. — Corso di celeriniensura. — Bologna, Tip. Gainberini e Par- 

 meggiani. 1883. 



(2) Prèvot Eugène. — ■ Topograpliia, Livre V Instniiiients. — Paris V."* Ch. Dunod. Editeur. 



