— 145 — 



e portai il bicchierino sotto la buretta contenente la soluzione alcalina. Così trovai che per 

 far prendere all'indicatore la colorazione gialla occorsero soltanto crac. 9,95 della soluzione 

 alcalina, invece di cine. 30,1 : quindi la differenza in cent/ cub.', ossia crac. 20,15 della 

 soluzione alcalina, equivaleva esattamente per forza di neutralizzazione a g. 0,5 di CaC0 3 . 



Supponendo che nel saggio di un'acqua questa differenza sia, ad esempio, di cmc. 25, 

 la quantità di CaC0 3 corrispondente sarà data dalla proporzione 



20,15 : g. 0,5 : : 25 : x = g. 0,6203 di CaC0 3 corrispondente a g. 0,2729 di C0 2 . 



Descrizione dell' apparecchio. — Come si vede nella Fig. I l'apparecchio che io 

 adopero per la determinazione dell'anidride carbonica totale nelle acque comuni e di quella 



%s#F ^#& 



libera e semicombinata, si compone di due matracci conici A e B che per semplicità di 

 discorso chiamerò in seguito il primo A generatore della capacità di 2 litri o poco di più, 

 e il secondo B collettore della capacità di 150 a 200 cmc, e questo riceve la soluzione 

 ammoniacale di CaCl 2 . Il tubo C, leggermente inclinato verso il collettore, è lungo cm. 50 

 all' incirca, e il tubo D cm. 60 a 65. Il tubo D è congiunto con tubo di gomma a grosse 

 pareti al ramo discendente del tubo C e mediante un buon tappo di sughero è ben fermato 

 alla bocca del collettore, e la sua estremità inferiore si porta a distanza di mezzo centi- 

 metro circa dal fondo del collettore. Il tubetto E, munito di chiavetta, non è necessario nel 

 saggio delle acque, come pure si potrebbe ridurre la lunghezza del tubo D, ma ho conser- 

 vato l'una e l'altra, perchè in questa forma l'apparecchio può servire alla determinazione 

 dell'anidride carbonica in certi carbonati miscugli contenenti carbonati facilmente decom- 

 posti dalle soluzioni bollenti di cloruro di ammonio. 



Serie VII. Tomo IL 1914-1915. 



20* 



