— 146 — 



Il generatore poggia sopra una larga rete metallica ed è riscaldato da un fornello 

 comune a gas fornito di molli piccoli fori disposti in ordine di circoli concentrici. A sua 

 volta il collettore poggia sul fondo di una vasca V di vetro piena d'acqua a temperatura 

 ordinaria, la quale nel corso di un esperimento poco sì riscalda e non occorre perciò di 

 rinnovarla, se la vasca ne contiene 3 o 4 litri. 



Il tubetto laterale M del collettore è messo in comunicazione con due tubi ad U, alti 

 non più di citi. 15 a 16 e con diametro interno di 7 a 8 mm. : l'uno e l'altro contengono 

 un po' della soluzione ammoniacale di CaCl 2 . Nel tubo F si fermano completamente le tracce 

 di C0 2 die possono sfuggire alla soluzione ammoniacale del collettore: l'altro G serve invece 

 a trattenere l'anidride carbonica dell'aria cbe nel corso dell'esperimento potesse passare 

 nel tubo F e quindi nel collettore. 



La Fig. II rappresenta un semplice apparecchio ausiliare con cui, prima di introdurre 

 l'acqua da analizzare nel generatore e la soluzione ammoniacale di CaCl 2 nel collettore, 

 si fa passare in questi recipienti una corrente di aria privata di CO,,, senza di che, consi- 

 derata la quantità rilevante di questo gas che si diffonde nei laboratori per effetto della 

 respirazione e delle fiamme del gas ordinario, si cadrebbe in errori non trascurabili. Nel 

 detto apparecchio il tubo b contiene calce sodata e il tubo a bolla aa soluzioni di idrato 

 potassico al 50 / > quanto basta per riempire il tubetto sottostante che unisce le due bolle. 



[A) Determinazione dell'anidride carbonica totale 



Nelle acque naturali comuni che qui considero, la quantità totale di anidride carbonica 

 essendo quasi sempre non poco inferiore a g. 0,4 per litro, riesce abbastanza facile evitare 

 perdite di gas nella presa o raccolta di esse entro grandi bottiglie di vetro che devono 

 essere riempite completamente e ben chiuse con tappi smerigliati cosparsi di vaselina o, 

 meglio ancora, con buoni tappi di gomma elastica. A fine pure di menomare una causa di 

 errore non trascurabile conviene portare alla sorgente queste bottiglie ben chiuse dopo aver 

 fatto passare in ognuna di esse una corrente di aria priva di C0 2 . In quanto al modo del 

 loro riempimento non è possibile prescrivere regole generali, che non sarebbero del resto 

 applicabili alle svariate e peculiari condizioni in cui può trovarsi un'acqua naturale. Una 

 precauzione ben consigliata è quella di tenere le bottiglie già riempite immerse per 1 ora 

 circa in acqua fredda prima di aprirle in laboratorio, specialmente in estate. 



Il generatore che ho adoperato nel saggio delle acque naturali comuni aveva una 

 capacità un poco superiore a 2 litri. In corrispondenza alla parte più stretta del collo, dove 

 non arriva il tappo quando il recipiente vien chiuso a tempo debito, si incide colla lima, 

 o altrimenti, un tratto, e si determina con precisione il volume dell'acqua che il generatore 

 contiene, allorché il livello del liquido arriva esattamente al tratto medesimo 



Mentre l'acqua si raffredda nelle bottiglie di raccolta, si fa passare a lungo nel gene- 

 ratore A una corrente di aria priva di C0 2 , giovandosi dell'apparecchio rappresentato nella 

 Fig. II: il tubo di gomma m si introduce nel generatore sino a toccarne il fondo e il tubo 

 di gomma n si mette in comunicazione con un gazometro pieno di aria. Scacciata l'aria 

 impura, si chiude ermeticamente il recipiente con tappo di gomma. 



