— 1 48 — 



di acqua priva di gas a 20°; il secondo come il primo, ma col liquido saturato di aria, e 

 il terzo 1 litro di acqua a 20° del nuovo acquedotto di Bologna, non ho avuto il minimo 

 indizio di bollicine gassose, quantunque g. 2 di Na,CO, decomposti da acido solforico for- 

 niscano g. 0,83 di CO,. Il che si spiega in ragione del grado di solubilità dell'anidride 

 carbonica e dei pochi secondi che passano dal momento in cui si versa l'acido nel gene- 

 ratore, a quello dell'applicazione del tappo di chiusura. 



Messo così in ordine ['apparecchio, si accende il fornello sotto il generatore. 



Premetto che il buon successo dell'operazione dipende principalmente dal numero delle 

 bolle di gas che passano attraverso la soluzione ammoniacale del collettore e dalla quantità 

 di acqua che in tempo piuttosto lungo distilla e si condensa nel collettore. Il numero delle 

 dette bolle deve essere limitato a 30 o 35 al massimo per minuto primo, e questa è con- 

 dizione che praticamente non presenta alcuna difflcollà: la quantità di acqua che dal ge- 

 neratore deve passare e condensarsi nel collettore è di 90 a 100 crac; di che si ha sufficiente 

 indicazione quando il livello del liquido nel collettore arriva ad un segno bleu che è bene 

 tracciare sul recipiente con lapis da vetro e che corrisponde ad un volume di 130 a 140 crac, 

 dovendo comprendere in esso il volume della soluzione ammoniacale. 



Cominciando il riscaldamento conviene dare in breve tempo tutta la fiamma di cui è 

 capace il fornello a gas, perchè sino al punto in cui l'acqua del generatore non è giunta 

 ad una temperatura abbastanza prossima all'ebollizione, le bolle di gas che gorgogliano 

 nella soluzione del collettore sono meno e, in principio, molto meno di 30. Soltanto dopo 

 20 o 25 minuti di questo forte riscaldamento si vedono dei segni abbastanza manifesti di 

 non lontana ebollizione, osservando particolarmente i movimenti dei pezzettini di pietra po- 

 mice In ogni caso, quando per effetto del detto riscaldamento il numero delle bolle gassose 

 che gorgogliano nella soluzione ammoniacale arriva a 30 circa per minuto, è necessario 

 abbassare molto la fiamma sotto il generatore, in modo però che il riscaldamento della 

 soluzione, che esso contiene, possa continuare per giungere infine grado grado ad una ebol- 

 lizione blandissima, ma palese che poi diviene moderata; e questo stato si mantiene per 

 30 minuti circa, anche se non [tassano bolle nella soluzione ammoniacale, anzi abbassando 

 un po' la fiamma se in principio di questo periodo le bolle superano il numero 30. Dopo 

 questo lungo e necessario periodo di ebollizione moderata, durante il quale i tubi C e D 

 rimangono treddi e passa pochissimo di vapor d'acqua nel collettore, si eleva a poco a poco 

 la fiamma a fine di portare gradatamente il liquido del generatore ad ebollizione piuttosto 

 forte. Per effetto di questa dopo poco tempo non si vedono più bolle e i vapori provenienti 

 dal generatore si condensano nel collettore in modo completo e col rumore ben noto. 

 Quando manca ancor poco di liquido nel collettore perchè quello giunga al segno bleu 

 tracciato sul recipiente, si rende per 3 o 4 minuti l'ebollizione ancor più forte, poi si so- 

 spende il riscaldamento. 



Questa prima parte dell'operazione relativa al riscaldamento dell'acqua nel generatore 

 deve durare almeno 1 ora e 45 minuti, e, se è ben condotta, nel tubo F passano tracce 

 soltanto di carbonato ammonico. 



