— 281 — 



altri Analmente ha proposto di frenare le trepidazioni del mercurio mediante un sistema 

 di molle (1). 



Nella riunione plenaria dell'associazione geodetica internazionale che ebbe luogo in 

 Parigi nel 1900, il prefato fisico Conni, a giustificazione, in certo modo, delle critiche 

 da lui mosse otto anni prima al funzionamento delle livelle ad alta sensibilità, suggerì un 

 nuovo espediente mirante appunto a liberarsi dall'uso della livella stessa nelle misure de- 

 llcatlsslme di latitudine che sistematicamente vengono eseguite in organizzazione interna- 

 zionale, per lo studio dei piccolissimi movimenti del polo geografico; movimenti la cui 

 entità è di circa 0". 5 e per misurare la quale Cornu giudicava dubbiamente sufficiente 

 la precisione effettiva che ragionevolmente si poteva chiedere, secondo lui, alle livelle. 



La disposizione da lui suggerita, cui ha dato il nome di Apparato zenito-nadirale, 

 consiste in un cannocchiale puntato pressoché orizzontalmente sopra due specchi posti fra 

 loro ad angolo retto sovrapposti ad un bagno di mercurio e collocati in modo da lasciare 

 vedere nel campo del cannocchiale tanto l' imagi ne dei fili del reticolo riflessa da uno di essi 

 quanto l'imagine di un'astro riflessa dall'altro. — Con tale disposizione, la distanza dell'astro 

 dallo zenit si può misurare direttamente e speditamente colla vite micrometrica che sposta 

 il filo mobile dall'oculare. — Cornu dimostra poi che il retto funzionamento di questo con- 

 gegno non ha bisogno di una rigorosa perpendicolarità degli specchi ed è indipendente dalla 

 rotazione degli specchi stessi attorno al loro comune asse. Siamo così completamente sba- 

 razzati dalla livella ed, in teoria, tale istrumento nulla lascia a desiderare ; esso ha però, 

 a comune cogli apparecchi precedentemente accennati, il difetto di dipendere dal bagno 

 di mercurio e di necessitare di un' obbiettivo di grande apertura che possa comprendere 

 ambedue gli specchi. — È stato proposto anche di utilizzare un pendolo sul quale è trac- 

 ciato un segno di ritrovo da guardarsi con un microscopio a forte ingrandimento e final- 

 mente un cerchio con tre punte distribuite su di esso secondo un triangolo equilatero le 

 quali si fanno andare a contatto (contatto che viene accusato elettricamente) colla su- 

 perficie libera del mercurio (2). 



Si vede dunque che il problema della determinazione della verticale ha dato da fare 

 e dà tuttora da fare agli scienziati e, sempre a riguardo di tale argomento, il L alle- 

 ni and (3) ha creduto conveniente di procedere ad una analisi comparativa delle preci- 

 sioni che possiamo aspettarci dal metodo del contatto a tre punte da quello del pendolo, 

 dal bagno nadirale e dalla livella, e le sue conclusioni sono le seguenti : 



pel contatto a tre punte : errore probabile della verticale = 3" 

 » bagno nadirale ... : » » » » = 3" 



» pendolo : » » » » =2" 



» livella : » » » » = 0". 2 



(1) Cfr. Hamy. Sur l'ammortissement des trepidations ci. ci. au moyen de ressort. (Cotnptes ren- 

 dus etc. 1900, pag. 990). 



(2) Cfr. Perchot et Ebert. Comptes rendus etc. pour l'an 1897 (Voi. 125 pag. 1009). 



Questi stessi autori hanno proposto, basandosi sempre sul principio dello specchio natante un ap- 

 parecchio che fornisce visuali inclinata di 45° all'orizzonte. 



(3) Cfr. Comptes rendus etc. (1897, voi 124, pag. 991). 



