— 282 — 



Si comprende che questi risultati si riferiscono più alla sensibilità intrinseca degli ap- 

 parecchi che non alla precisione che essi possono dare realmente in pratica tenuto conto delle 

 cause esterne di errore ; e si intuisce che anche la livella, per quanto apparisca tanto su- 

 periore agli altri mezzi, possa eventualmente dare in atto pratico precisioni minori delle 

 precedentemente registrate a causa delle influenze perturbatrici accennate e specialmente 

 delle irregolarità termiche dell'atmosfera (1). 



Trovandomi consegnatario da parte della R. Scuola di applicazione per gli ingegneri 

 di Bologna di un buon cerchio meridiano di Starke nel quale manca però il modo di 

 determinare la posizione dello zenit (certamente perchè destinato per costruzione esclusi- 

 vamente ad osservazioni di ascensione retta e declinazione) ho pensato che tornerebbe 

 conveniente il poterlo utilizzare anche per osservazioni che implicassero la conoscenza 

 della verticale, quali quelle di latitudine; e mal prestandosi d'altronde ristrumento alla 

 aggiunta di pezzi a sostegno di adatte livelle, ed essendo d'altronde lenta ed incomoda la 

 sua inversione sugli appoggi, mi sono valso, per determinare la verticale, di un espediente 

 non nuovo ma che, per quanto mi consta non è stato sinora utilizzato precisamente nel 

 modo che vengo ad esporre (2), modo che, oltre al riuscire più pratico, fornisce direttamente 

 la direzione della verticale con una precisione, a mio avviso, maggiore di quella che 

 possono fornire gli altri espedienti già accennati in sostituzione della livella. 



Si tratta qui (v. Fig. annessa) di un cannocchiale sospeso su due coltelli di acciaio fissati 

 su di esso in vicinanza dell'oculare e che, a somiglianza del fulcro di una bilancia poggiano 

 sopra un cerchio di acciaio orizzontale che può ruotare, traendosi dietro i coltelli, attorno 

 ad un asse verticale passante pel suo centro. Questa rotazione, onde riesca il più possibile 

 dolce, si effettua sopra una corona di piccole sfere di acciaio contenuta fra due scanala- 

 ture circolari a sezione di V. 



La parte di questo apparecchio che deve rimanere fissa viene assicurata al disopra dell' i- 

 strumento dai passaggi (3) in modo che il canocchiale di questo, quando è verticale possa 

 guardare per 1' obbiettivo dell' altro che pende liberamente. Se ora i due cannocchiali si 

 riducono in posizione telescopica, o in altri termini se il reticolo dei fili è condotto per 

 ambedue nel piano focale principale del rispettivo obbiettivo, il cannocchiale dell' istrumento 

 meridiano vedrà l' imagine dei fili dell'altro come se questi si trovassero a distanza infi- 

 nita. 



Se disponiamo il cannocchiale sull'apparecchio coi due fulcri in direzione Est-Ovest e 

 lo facciamo quindi ruotare di 180°, il piano determinato dal filo che è in direzione dei 



(1) Nelle misure sistematiche e continue di latitudine che si eseguiscono in organizzazione inter- 

 nazionale per lo studio dei movimenti del polo geografico, è prescritto che durante le operazioni si 

 asportino le pareti del casotto entro il quale si trova l' istrumento appunto per evitare le influenze 

 nocive dell'irraggiamento di dette pareti sulle indicazioni delle livelle. 



(2) Cfr. D. Luigi Volta. Le determinazioni fotografiche di latitudine e le ricerche recenti del 

 Prof. Schwarzschitd. Torino. 1905. 



(3) Deve essere assicurata in modo stabile e indipendente dalla cupola ; ciò non è stato possibile 

 fare in questo mio primo saggio sperimentale. 



