— 283 — 



fulcri stessi assumerà delle posizioni rigorosamente simmetriche rispetto al verticale Est- 

 Ovest, pt;r cui la media delle letture del cerchio corrispondenti alle collimazioni di questo 

 filo ci darà rigorosamente la lettura corrispondente alla posizione zenitale del cannocchiale 

 meridiano. Disponendo poi il cannocchiale dell'apparecchio in due posizioni normali alle 

 precedenti, si potrà anche nel cannocchiale meridiano correggere Tasse di collimazione 

 sul piano Est-Ovest ed ottenere così l' asse stesso corretto sullo zenit. 



Allo scopo di smorzare le oscillazioni sono state aggiunte al cannocchiale dell' appa- 

 recchio, dalla parte dell'obbiettivo, delle appendici che pescano in un recipiente anulare 

 contenente olio o meglio glicerina, ed inoltre è stato chiuso tutto l'apparecchio entro due 

 tronchi di cono di lamina di zinco per proteggerlo dalla influenza del vento. I fili sono 

 illuminati per di sopra da una lampadina elettrica attraverso un diaframma di vetro 

 smerigliato. Con tali disposizioni si ottiene un quasi completo annullamento delle oscilla- 

 zioni (anche quando spira un poco di vento) e una illuminazione tranquilla e costante del 

 campo del cannocchiale e si possono eseguire i puntamenti con comodità e precisione. 



Una prima serie di valori ottenuti per la lettura corrispondente alla posizione zeni- 

 tale del cannocchiale meridiano è la seguente, e, come vedesi, essi non sono disprezzabili 

 per quanto l'apparecchio richieda ancora alcuni miglioramenti. 



