— 461 — 



Il von Kònig (1) ha riunito le due branche del diapason con una 

 lamina metallica elastica curvata ad arco, con la concavità verso la for- 

 chetta, facendo in modo che quest' arco stabilisse un contatto elettrico con 

 una punta di platino postagli di contro e lo interrompesse quando la cur- 

 vatura dell'arco scemava per 1' allontanarsi delle branche 1' una dal- 

 l' altra. 



Coteste interruzioni e contatti si verificavano nella corrente di una 

 elettro calamita, capace di allontanare le branche 1' una dall' altra. 



Per i diapason aventi maggior numero di vibrazioni da 100 v. d. a più 

 si è ricorso al contatto fra platino e pozzetti di mercurio lavato o col 

 metodo del Kronecker o lasciato asciutto, o coperto da uno strato più 

 o meno grosso di alcool. 



Ci affrettiamo ad osservare che se le vibrazioni sono molto frequenti 

 e nei circuiti vi ha una certa resistenza, lo scoccare delle scintille ossida 

 rapidamente la superfìcie di mercurio di guisa che occorre adottare la 

 disposizione del Kronecker. 



Nel suo recente trattato di fisiologia anche il Waller (2) descrive il 

 diapason per le interruzioni frequentissime e la lamina vibrante per quelle 

 meno numerose. Ma occorre avvertire che questa non può dare con sicu- 

 rezza che oscillazioni di l / z di secondo, non più rare. 



Sta dunque di fatto che finora si sono usati e si usano apparecchi 

 distinti per gli intervalli brevi e per i lunghi e che nessuno di quelli che 

 si possiedono permette di misurare nel tempo stesso o determinare la 

 durata di un contatto. 



Se si volesse raggiungere questo scopo occorrerebbe introdurre un terzo 

 apparecchio, il che renderebbe sempre più complicata la tecnica. 



Pochi laboratori possono permettersi nella loro suppellettile strumentale 

 il lusso di tre apparecchi di fine fabbricazione e del prezzo elevato di 

 questi, senza contare gli altri secondari per importanza, ma necessari 

 pure per lo scopo che si vuol raggiungere. 



Il Kronecker ha riunito i due strumenti segnalatori testé indicati in 

 un solo apparecchio sul quale si possono adottare due lamine di diversa 

 grossezza e quindi suscettive di compiere un numero diverso di vibrazioni 

 o dei diapason, che possono dare da 100 fino a 250 v. d. 



Il numero minimo di vibrazioni della lamina più sottile usata nella sua 

 massima lunghezza é di 3 per secondo, siamo dunque ancora lontani dal 

 secondo e dai suoi multipli. 



L' apparecchio è fine e naturalmente di prezzo elevato di guisa che 



(1) Vedi Cyon, op. cit. pag. 329. 



(2) A. Waller, Éléments de Physiologie humaine. Trad. par A. Herzen, 1S93, pag. 376. 



