— 466 — 



ha maggiore regolarità, perché una oscillazione compensa 1' altra. Chi vo- 

 lesse contare ogni secondo non avrebbe che a leggere tanto gli innalza- 

 menti come gli abbassamenti del tracciato o anche servirsi del tracciato 

 seguente : 



2° Movimento pendolare : una oscillazione doppia per secondo, 1 con- 

 tatto per secondo. 



In questo tracciato si possono leggere facilmente anche i mezzi se- 

 condi, contando gli innalzamenti e gli abbassamenti dell'indice scrivente. 



3° Movimento vibratorio : 5 v. d. per secondo, 5 contatti per se- 

 conde». 



4° Movimento vibratorio : 10 v. d. per secondo, 10 contatti pei* se- 

 condo. 



5° Movimento vibratorio : 25 v. d. per secondo, 25 contatti per se- 

 condo. 



6° Movimento vibratorio : 50 v. d. per secondo, 50 contatti per se- 

 condo. 



Si potrebbero ottenere anche 100 contatti, ma ciò non é necessario né 

 per usarne per eccitamenti, né per la lettura. 



B) Tracciati che dimostrano la durata dei contatti 

 da servire per eccitamento elettrico. 



1° Massimo di altezza di caduta del martello e di peso e minimo di 

 tensione della spirale. 



2° Minimo dei primi due dati e minima tensione della spirale. 



3° Massimo di altezza di caduta e di peso del martello e massima 

 tensione della spirale. 



4° Minimo dei primi due dati e massima tensione della spirale. 

 Con queste variazioni é certamente possibile inviare attraverso ad un 

 tessuto gli stimoli che si vogliano e segnare sul cilindro tutte le ordinarie 

 divisioni del tempo necessarie per tutte le pratiche di un laboratorio bio- 

 logico. Si potrebbe veramente osservare che con questo strumento non si 

 possono ottenere i multipli più grandi del minuto secondo, giacché non 

 si va più in su del terzo secondo. 



Non si giunge cioè né ai 10" né ai 20", né tanto meno al minuto 

 primo, il che invece é possibile con l'orologio interrutore di Bowditch e 

 Baltzar. Ma a ciò si può rispondere che bisogna anche concedere molto 

 alla semplicità dello strumento e al suo mite prezzo e d' altra parte è as- 

 sai facile lo stabilire un contatto per ogni 5" -10" -20" o più purché si ab- 

 bia un cilindro girante regolare. 



Solamente un disco applicato sul fondo di un cilindro e portante con- 



