Über die Erhaltung der Masse bei chemischen Umsetzungen. 



35 



Die Versuche erforderten stets die Bestimmung sehr kleiner Gewichts- 

 unterschiede von der Größenordnung der hundertstel und tausendstel Milli- 

 gramm bei Belastungen von etwa 500 g. Dies machte nicht nur den Ge- 

 brauch höchst genauer Wagen nötig, sondern auch die Beachtung einer 

 großen Zahl von Versuchsfehlern, welche teils durch die Wägung, teils durch 

 die Gefäße und ihre Behandlung hervorgebracht werden konnten. Dieselben 

 linden in den nachfolgenden Abschnitten eine ausführliche Erörterung. 



2. 



Reaktionsgefäße. 



Fig.l. 



Bei den seit dem Jahre 1901 mit Hilfe der Rueprechtschen Präzisions- 

 wage (Tragkraft 600 g) ausgeführten Versuchen kamen folgende Gefäße in 

 Anwendung : 



a) In den meisten Fällen wurden f) förmige Röhren (Fig. 1) benutzt, 

 welche 1901 aus Jenaer Geräteglas von Glasbläser R. Burg er angefertigt 

 waren. Die beiden vertikalen Schenkel hatten 10 cm Länge 

 und 5 cm Durchmesser. An dem oberen gebogenen Verbin- 

 dungsstück von etwa 2 cm Weite saßen die beiden Einfüll- 

 röhren von 7 mm Durchmesser, welche nach der Beschickung 

 des Gefäßes in Spitzen ausgezogen und zugeschmolzen wurden. 



Gewicht der leeren Gefäße 105 — 1 15 g 



» » Füllung inklusive Wasser 250 — 350 » 



» » gefüllten Gefäße 360 — 465 » 



äußeres Volum der Gefäße 400 — 450 ccm 



äußere Glasoberfläche etwa 450 qcm 



Behufs der Wägung wurden die H-Röhren in 

 Stative von der Form Fig. 2 eingesetzt,, welche aus 

 Messingblech hergestellt und galvanisch vergoldet 

 waren. Die auf beiden Seiten der senkrechten Platte 

 befindlichen 4 federnden Arme hielten die Schenkel 

 der R-Gefäße eingeklemmt. Die Stative stammten 

 aus der Rueprechtschen Werkstatt, und es waren je 

 zwei zusammengehörige in ihrem Gewicht bis auf 1 mg 

 ausgeglichen. Da die Stative etwa 44 g wogen, stieg 

 mit dem eingesetzten Glasgefäß die Schalenbelastung 

 der Wage auf 400 bis 500 g. 



Fig. 2. 



