Über die Erhaltung der Masse bei chemischen Umsetzungen. 45 



b) Eine etwa im Jahre 1880 von A. Rueprecht in Wien angefertigte 

 Wage für 2 kg Tragkraft (Nr. 5 des Preisverzeichnisses von 1902). Die- 

 selbe war für Präzisionswägungen eingerichtet worden durch Anbringen 

 einer Spiegel- und Fernrohrablesung und Verlängerung der Auslösevorrich- 

 tung für Schalen, Gehänge und Balken durch eine \\ m lange Stange. 



Häufig wurden die Schwingungen auch an dem Zeiger der Wage be- 

 obachtet, indem man die Umkehrpunkte an der Skala mit dem Vertikal- 

 faden eines Fernrohrs verfolgte, welches sich durch eine Mikrometerschraube 

 horizontal bewegen ließ. Hierbei ergab sich bei 1 kg Belastung für 1 rag 

 die Empfindlichkeit von 3 Skalenteilen, von welchen sich Zehntel oder 

 sogar Zwanzigstel mittels des stillstehenden Fernrohrfadens ablesen ließen. 

 Schwingungsdauer zwischen 2 Umkehrpunkten 50 Sekunden. 



Der angewandte Gewichtssatz umfaßte bloß 4 aus Aluminiumdraht her- 

 gestellte Gewichte von den Werten: 



nominell 4, 4.5, 5, 7 mg, 



welche durch Auflegen auf beide Wageschalen alle Belastungen zwischen 

 0.5 bis 9.5 mg, um 0.5 steigend, herstellen lassen. 



Behufs gleichförmiger Wärmeverteilung war das Wagengehäuse von 

 einem doppelwandigen Kasten aus Kupferblech überdeckt, dessen vordere 

 Seite sich emporschieben ließ. Beim Gebrauch dieser Wage wurden die 

 beiden Apparate mittels eines starken Platindrahtes an dem am Schalen- 

 bügel befindlichen Haken aufgehängt und bei geöffneten Türen umgewechselt, 

 was anfangs mit der Hand, später mit Hilfe einer besonders dazu kon- 

 struierten Zange geschah. Ebenso war beim Auflegen der Gewichte das 

 Öffnen der Wage nötig. 



2. Wägungsverfahren. 



Wie früher erwähnt, waren die Gewichte des zu einem Versuch ge- 

 hörigen Apparatepaares A und B bis auf einige Milligramm ausgeglichen, und 

 es handelte sich nur um Bestimmung der Bruchteile eines Milligramms. 

 Sämtliche Wägungen wurden nach dem Gaußschen Verfahren ausgeführt, 

 und zwar meist mit zweimaligem Umtausch der Belastungen und viermaliger 

 Empfindlichkeitsbestimmung, was die Beobachtung von 8 Gleichgewichts- 

 lagen nötig machte. Die Ausführung der ganzen Wägung geschah nach 

 folgendem hin- und rückläufigem »Schema, in welchem P, und P t die rechts 



