46 L A N I) O L t : 



oder links aufgesetzten größeren Milligrammbelastungen, p r und p, die ent- 

 sprechenden um 0.5 mg kleineren bedeutet. Diese Belastungen wurden 

 mittels der über den beiden Wagegehängen befindlichen DifferentialgeAvichts- 

 sätze hergestellt. Apparat A war stets schwerer als B. 



Teilwägung 





Linke 

 Schale 





Rechte 

 Schale 



Beobachtete 



Gleichgewichts 



läge 



- 



Empfindlichkeit 

 für 0.5 mg 



Nr. 1 

 2 



App. A 

 A 



App. B + P,. 

 B+p,. 



RA 





r, — 12, 



Umtausch 

















3 





B + p, 





A 



u 





Lt-h 



. 4 





B + P,^ 





A 



Lj 





5 

 6 





B + P,' 

 B+p, 





A 

 A 



L i\ 





L 2 — l 2 



Umtausch 

















7 

 8 





A 

 A 





B+p, 

 B + P,. 







r 2 -R 2 



Aus den 



Mittelwerten 













R, + R 2 



= R 



r, + r 2 







h + 



U, 



L 



< + L *=L 



222 

 folgt als Gewichtsunterschied der Apparate 



A-B = i ■ ' ™ » • r ~ l 



oder 



A-B = \ 



(p,. +p,) + (P, —p,. + P, —p,) 



(r — R) + {L — l) 



(P r + P,) - (P, -p,. + P, -p,) ,_ ^,f r _ ] 



(r — R) + (L- 



Die Gleichgewichtslagen R, r, l usw. wurden nach Ablesimg von 3, 

 selten 4 Umkehrpunkten a 1 a 2 a 3 a 4 der Schwingungen nach folgenden von 

 M. Thiesen 2-eeebenen Formeln berechnet: 



fa, + a, \ 



oder ^(a l + 2a 2 + a 3 ) 



bzw. -(a. + sa. + s^ + a^). 



Es zeigte sich, daß die Ablesung von 4 statt 3 Umkehrpunkten keinen 

 wesentlichen Vorzug bot. Indem jede der 8 Größen R, r, l usw. durch 

 mindestens dreimalige Auslösung der Wage bestimmt wurde, nahm hier- 

 durch eine ganze Wägung die Zeitdauer von etwa 1+ Stunden in Anspruch. 



