54 



L ANDOLT : 



bereits ein Einfluß von 0.333 m g- 

 Fig. 6. 



hälfte 150 mm und der Belastung von 500 g auf das Wägungsresultat 



Bei der Rueprechtschen Wage wird 

 zwar diesem Übelstand durch die An- 

 bringung von Kreuzgehängen zwischen 

 der- Endpfanne und dem Schalenbügel 

 größtenteils vorgebeugt, aber immer- 

 hin war eine möglichst vollkommene 

 Zentrierung der Belastungsmasse, d. h. 

 des Reaktionsgefäßes mit seinem Stativ 

 notwendiges Erfordernis. Hierzu diente 

 ein besonderes Instrument (Fig. 6). 



An dem hohen, auf der schmalen 

 Platte m befestigten Metallbogen a be- 

 findet sich oben der drehbare Knopf b, 

 welcher mittels des kardanischen Ge- 

 lenkes c die an dem Bügel d befestigte 

 Schale e trägt, auf die der Glasapparat / 

 gesetzt wird. Die Schale e trägt unten 

 die Spitze g, welche der vertikal ver- 

 schraubbaren Spitze h gegenübersteht. 

 Das Ganze ist an dem auf 3 Stahl- 

 schrauben i versetzten Dreifuß k be- 

 festigt. Zunächst wurde, ohne aufge- 

 setzten Apparat / mittels der Stell- 

 schrauben i, die beiden Spitzen g und h 

 zum Einspielen übereinander gebracht, 

 welche Stellung sich auch erhalten muß, 

 wenn man die Schale e mittels des 

 Knopfes b dreht. Sodann erfolgt das 

 Aufsetzen des Apparates/, welcher nebst 

 dem aufgehängten Hilfskörper v auf dem 

 schon früher (Kap. Ü~I, A 2, Fig. 2) be- 

 schriebenen Metallstativ / steht. Die 

 runde Bodenplatte desselben ist mit 2 kleinen Löchern versehen, welche 

 auf die an der Schale e angebrachten 2 konischen Spitzen z z passen. Die 

 Lage dieser Spitzen gegen den Mittelpunkt der Schale e ist genau über- 



