Über die Erhaltung der Masse bei ehemischen Umsetzungen. 59 



b. Einluß der Erwärmung. 

 (Thermische Nachwirkung.) 



Es handelte sich hier erstens um die Frage, nach welcher Zeit das 

 durch Erwärmung vergrößerte Volum eines Gefäßes wieder auf den ur- 

 sprünglichen Betrag zurückgegangen ist. Obgleich bei Thermometern be- 

 kanntlich die thermischen Nachwirkungserscheinungen in vielfacher Hin- 

 sicht untersucht worden sind, lassen sich in bezug auf den zeitlichen Verlauf 

 des Rückganges der Nullpunktsdepression nur wenige Angaben finden. 

 Nach denselben stellte sich bei Thermometergefäßen aus Jenaer sowie fran- 

 zösischen Gläsern nach der Erhitzung auf ioo° das anfängliche Volum 

 schon in 2 — 3 Tagen, bei solchen aus englischen Gläsern nach 1 Monat 

 erst etwa zur Hälfte wieder ein, und die in den siebziger Jahren aus 

 Thüringer Glas angefertigten Thermometer brauchten hierzu 4 — 6 Monate. 

 Es war daher ganz ungewiß, wie sich die zu meinen Versuchen aus 

 ganz andern Glassorten hergestellten großen Gefäße, deren Volum etwa 

 200 — 400 ccm betrug, verhalten würden. 



Die zweite Frage betrifft die Größe des Fehlers, welcher auftritt, wenn 

 nach der Erwärmung die Wägungen zu früh abgebrochen werden. Hierzu 

 hatte, wie früher schon bemerkt, bei vielen Reaktionsversuchen der Um- 

 stand Veranlassung gegeben, daß schon wenige Tage nach Vornahme der 

 Umsetzung die Wägungen begannen, anscheinend konstant zu werden. 



Da bei den vorliegenden Untersuchungen nicht die Volumänderungen, 

 sondern die durch dieselben bei den Wägungen verursachten Änderungen 

 des Luftauftriebes in Betracht kamen, so habe ich diese Verhältnisse zu- 

 nächst mit Hilfe der Wage untersucht. Es wurde in der Weise verfahren, 

 daß man von zwei ausgeglichenen und bezüglich ihrer Gewichtsdifferenz 

 A — B bekannten Gefäßen das eine auf bestimmte Temperaturen erwärmte 

 und die nach der Abkühlung auftretenden Gewichtsänderungen während 

 mehrerer Wochen verfolgte. Vor dem Versuch blieben die Apparate erst 

 lange Zeit der gewöhnlichen Temperatur ausgesetzt. Zur Erwärmung diente 

 ein mit Wassermantel umgebenes zylindrisches Luftbad aus Kupferblech 

 (innere Höhe 40 cm, Durchmesser 40 cm), welches oben durch einen mit 

 Thermometer versehenen Deckel verschlossen war, und es wurden die 

 Gefäße mittels eines besondern Stativs in den Hohlraum eingesenkt. 



8* 



