Über die Erhaltung der Masse bei chemischen Umseizungen. 67 



wozu in manchen Fällen nachträgliche Prüfungen notwendig waren. Diese 

 wurden mit Hilfe von D- Gefäßen vorgenommen, deren obere Einfüllröhren 

 erweitert waren, so daß Thermometer in die beiden Schenkel eingesenkt 

 werden konnten. In diese Gefäße wurden die verschiedenen Substanzen 

 nebst Wasser eingefüllt, und zwar in den bei den früheren Reaktions- 

 versuchen angewandten Gewichtsmengen. Nach Bestimmung der Anfangs- 

 temperatur wurde die Mischung in der früher ausgeführten Weise voll- 

 zogen, entweder durch portionenweises Umgießen des Inhalts oder Ho- 

 rizontallegen der Gefäße. Selbstverständlich weichen die eintretenden 

 Temperatursteigerungen stark untereinander ab, doch ließen sich immer- 

 hin einige Anhaltspunkte gewinnen. Es ließ sich dann aus den Kol. III 

 und VI bisweilen auch aus den speziellen Tabellen i — 6 diejenige Korrek- 

 tionszahl wenigstens annähernd feststellen, welche den bei dem betreffen- 

 den Reaktions versuch stattgefundenen Verhältnissen am nächsten entsprach. 

 Immerhin blieb dabei öfters noch eine Unsicherheit von einigen tausendstel 

 Milligramm bestehen. Die in Kap. IV gegebene Beschreibung der einzelnen 

 Reaktionsversuche enthält die näheren Angaben über die vorgenommenen 

 Berichtigungen . 



2. Volumänderung der Gefäße durch Druckänderungen im Innern. 



Die vorgenommenen chemischen Reaktionen sind immer von einer 

 Volumänderung der Gesamtmasse begleitet, welche in einer Abnahme be- 

 steht, wenn aus flüssigen Körpern sich feste abscheiden und umgekehrt. 

 So tritt z. B. bei der Umsetzung zwischen Silbersulfat und Ferrosulfat in 

 wässerigen Lösungen von den angewandten Konzentrationen eine Ver- 

 minderung des Volums der Flüssigkeitsmasse um 1,67 Prozent ein. Be- 

 sitzt die in einen Apparat eingefüllte Menge der Substanzen nebst dem 

 Wasser das Volum von 300 ccm, so hat sich dieses bei der Reaktion auf 

 295 ccm vermindert, und wenn über der Flüssigkeit sich 100 ccm Luft 

 vom Drucke 760 mm befanden, muß letzterer auf 724 mm sinken. Um 

 zu prüfen, welchen Einfluß solche Druckänderungen auf die Wandungen 

 der fl- Röhren, welche die Dicke von 0.75 — 0.8 mm besaßen, ausüben, 

 wurde ein besonderer Apparat aus dem nämlichen Glase hergestellt. Der- 

 selbe bestand im wesentlichen aus einem geschlossenen zylindrischen Gefäß 

 von 400 ccm Inhalt, umgeben von einem mit Wasser gefüllten Glasmantel, 



9* 



